464 RECHERCHES SUR L'AIMANTATION 



mais de comparer les intensités d'aimantation dans les 

 champs élevés à la température ordinaire et à celle de 

 l'hydrogène liquide, les variations attendues étant une 

 fraction assez petite de la quantité à mesurer. Il sem- 

 blait donc indiqué de croiser les mesures à la tempéra- 

 ture ordinaire et à celle de l'hydrogène liquide pour 

 une même valeur du champ. Mais le passage d'une 

 température à l'autre exige des opérations d'une trop 

 grande durée et une attente trop longue pour que 

 l'on puisse procéder ainsi. On a donc commencé, en 

 général, par des mesures à température ordinaire en 

 donnant au champ toute une série de valeurs. Puis on 

 a l'ait une série analogue à basse température, et, la 

 température ordinaire rétablie, on a repris quelques 

 points pour constater que l'appareil n'avait pas subi 

 d'altération. 



Une série de mesures se décompose elle-même en 

 deux parties. On commence par déterminer par tâton- 

 nements méthodiques, pour toutes les valeurs des 

 champs, les azimuts de l'aimant pour lesquels le cou- 

 ple est maximum. Ou trouve ainsi deux azimuts symé- 

 triques par rapport au grand axe de l'ellipsoïde, qui 

 donnent des couples de signes contraires. Cette déter- 

 mination se lait avec une précision de 1° à0°o. qui est 

 largement suffisante. Ensuite, la mesure proprement 

 dite consiste, après avoir amené l'aimant sans courant 

 dans l'un des deux azimuts, à fermer le courant et à 

 observer l'élongalion immédiatement après. On coupe 

 aussitôt le courant, on oriente l'aimant dans l'azimut 

 symétrique, on rétablit le courant et on observe encore 

 l'élongalion.-» Ces opérations étant de faible durée, la 

 déformation visqueuse du ressort n'intervient pas. La 



