AUX TRÈS BASSES TEMPÉRATURES. 465 



distance entre les deux points lus sur l'échelle donne 

 deux fois le couple à mesurer, indépendamment de 

 l'influence de l'aimantation résiduelle qui reste après 

 la rupture du courant et dont le couple était d'ailleurs 

 extrêmement faible. Le champ était connu en fonction 

 du courant d'excitation de l'ampèremètre. C'est le 

 même ampèremètre (Siemens et Halske, sans coeffi- 

 cient de température) qui aservidans l'étude préalable 

 de l'aimant et les mesures définitives. Ce mode de 

 repérage du champ était largement suffisant pour le 

 but poursuivi. La position des pôles a été repérée par 

 la lecture des tambours divisés de l'aimant et contrô- 

 lée au moyen d'un calibre exactement ajusté à la lon- 

 gueur de l'entrefer. Les champs donnés plus loin sont 

 corrigés des champs démagnétisants des ellipsoïdes. 



§ 4. — Corrections et contrôles, déterminations 

 auxiliaires 



Le magnétisme propre de l'équipage n'est pas assez 

 faible pour que sa correction puisse être négligée. On a 

 donc fait une série de mesures à blanc, sans substance, 

 à la température ordina'.re et à celle de l'hydrogène 

 liquide. On a obtenu ainsi avec le ressort le plus 

 faible : 



Tableau I. — Correction du magnétisme du support 



Temp. ord. «=20°,3K. 



4 000 gauss cm ,18 0.26 



8 000 » e ",29 48 



12 000 » cn \36 0.61 



16 000 » cn ».43 0.73 



20 000 » cn, ; 50 : 86 



24 000 » cm .57 0.98 



Auchives. t. XXX. — Novembre 1910. 32 



