466 RECHERCHES SUR L'AIMANTATION 



Pour le ressort plus fort, ces corrections sont rédui- 

 tes dans le rapport de 22 300/261 000, elles sont 

 donc très petites. Des mesures directes ont montré que 

 les valeurs ainsi calculées étaient exactes. Cela revient 

 à dire que le magnétisme propre du support n'avait 

 pas été altéré par les divers démontages. 



Une correction à apporter au rapport des couples 

 est celle de la variation de rigidité du fil tenseur au 

 bas de l'équipage à la température ordinaire et à celle 

 de l'hydrogène liquide, A cet effet on a déterminé le 

 rapport de la constante de torsion du fil de platine 

 iridié, à la température ordinaire et à celle de l'hy- 

 drogène liquide, à celle du plus faible des deux res- 

 sorts en bronze phosphoreux, à la température ordi- 

 naire. On s'est servi d'un appareil identique à celui qui 

 a été décrit, mais dont la chape pouvait tourner d'un 

 angle connu par rapport au tube-enveloppe. La posi- 

 tion de la chape était repérée au moyen d'un miroir 

 et d'une échelle placée à I 7 5 cm , 9 . On donnait à la 

 chape une rotation mesurée, voisine de 360°. Cette 

 rotation était la somme des torsions du ressort et du fil 

 pour un même couple. Une lecture au miroir porté 

 par l'équipage donnait la torsion du fil. On a trouvé 

 ainsi pour le rapport de la constante du fil à celle du 

 ressort : 



à la température ordinaire 0.01 25 



dans l'hydrogène liquide 0,01 44 



déterminations dans lesquelles le chiffre des dix-mil- 

 lièmes est incertain. La correction atteint donc deux 

 millièmes pour le ressort faible et deux dix-millièmes 

 pour le ressort fort. 



Le coefficient de température du ressort en bronze 



