En Transformator for elektriske Strømme. 



107 



Fig. 5. 

 J, 5 naturlig Størrelse. 



i hvilken Kompensatorbatteriet skal vedligeholde Strømmen ved 

 sin modtagne Ladning, finder en næsten fuldstændig Kompensation 

 Sted, og ingen Gnistdannelse viser sig, naar Kompensatorens 

 Blyoverflader ere tilstrækkelig store. 



I den af mig benyttede Kompensator er Blypladernes Areal 

 for liver Celle det 4 -dobbelte af Akkumulatorbatteriets; men 

 for ikke at give Kompensatoren andre Maal for Blypladerne end 

 llovedbatteriets , er det bygget som vedføjede Tegning viser. 

 Det bestaaraltsaa af 12 Celler, 

 og den ladende Strøm træder 

 ind ved a gennem to Plader 

 4 og 5 , idet hver Del af 

 Strømmen gennemløber 3 

 Celler til hver Side og ud- 

 træder samlet gennem Pla- 

 derne 1, 2 og 3. Apparatet 

 repræsenterer altsaa 4 side- 

 ordnede Grupperaf 3-dobbelte 



Celler. Blypladerne have ligesom Akkumulatorbatteriet omtrent 

 1 Millimeters Tykkelse ; de samles og præpareres ligesom disse. 

 Ved Anvendelse af en Kompensator af denne Størrelse bliver 

 den frembragte Strøm kontinuerlig med næsten fuldstændig 

 uforandret Styrke. 



5. Transformatorens Arbejdsevne og Nytte- 

 virkning. Med Hensyn til Apparatets Brugbarhed har jeg nu 

 over halvandet Aars Erfaring; det har i den lange Tid været 

 næsten stadigt i Brug, arbejdet saavel med ringe som med stor 

 Strømstyrke og ofte været i Virksomhed i 12 Timer ad Gangen. 

 Det er, som ove-nfor beskrevet, indrettet til at omforme den fra 

 den elektriske Station tilførte Strøm af 110 Volts Spænding til 

 en Strøm af 8 Volts Spænding; men Apparatet kan selvfølgeligt 

 indrettes til at frembringe Strøm med et større eller ringere 

 Antal Volt; det fordrer kun en Ændring af Komrnutatoren. For 

 de fleste Anvendelser i kemiske Laboratorier eller fysiske Kabi- 



11 



