Relative Pendulmaalinger. 149 
derfor ikke i Betragtning. Under Maalingerne paa Bornholm 
fremkom den Tanke at forøge Stabiliteten ved at gibse Stativet 
med Fodstykket fast til Pillen; men denne Tanke kom ikke til 
Udførelse, fordi man derved vilde ophæve Forudsætningen om 
samme Medsvingen af Stativet paa alle Stationer, der behandles 
i denne Sammenhæng. 
Den anden Komposant, som hidrører fra Stationspillen, vilde 
ved Anvendelse af samme Pille ogsaa overalt være ens, hvis ikke 
Undergrunden paa de forskellige Stationer kunde give Anledning 
til en Forskel, der bestemmes ved at undersøge Stabiliteten 
efter den af Helmert angivne Vippemethode. Med en Fjer- 
vægt meddeles der Stationspillen i Sekundtakt en Række Stød 
med samme Kraft i en Retning, der falder sammen med Pen- 
dulets Svingningsretning.  Pendulet, der før Vipningens Be- 
gyndelse er bragt til fuldstændig Ro, faar derved et Udslag, 
hvis Størrelse aflæses i Kikkerten og afgiver et Maal for Med- 
svingningen o. Paa alle vore Stationer har imidlertid Under- 
laget for den meget solide transportable Pille været saa fast, 
at man ikke ved 10 Stød å 5 Kg. i Sekundtakt har faaet et saa 
kendeligt Udslag, at man dristede sig til at aflæse det, og vi 
betragte derfor g som ens paa alle vore Stationer. I Potsdam 
har man vel paa vor Observationspille for c udledet 4.10— og 
paa Pille Nr. 32 i det geodætiske Instituts Pendulsal 5.107; 
men vi have anset det for følgerigtigt i denne Sammenhæng 
ikke at anbringe disse Korrektioner paa Observationerne i Pots- 
dam, men her ligesom paa de øvrige Stationer at lade c gaa 
ud af Betragtning. 
[I 
Samler man lagttagelserne med vort Pendulapparat paa 
Stationerne Wien, København og Potsdam i Grupper, saaledes 
at hver Gruppe svarer til et bestemt Tidspunkt og indeholder 
alle omkring dette Tidspunkt i nogle faa Dage udførte Maalinger, 
vil hver Gruppe omfatte i Reglen fire, undtagelsesvis to Rækker 
11 
