Point de congélation des dissolutions. 23 



se renconlrent sans qu'il y ait aucune variatioji dans la dite 

 temperature; on a done affaire au point de congélation de la 

 dissolution dont la concentration est inaltérée, car la fusion 

 de la glace a cessé dans les environs du thermométre au méme 

 temps OU la temperature est devenue constante. 



Les dimensions de l'appareil employé sont les suivantes: 

 le vase est large de 6 cm et profond de 20,5 cm. Sur les 

 200 cm représentant la longueur totale du tube de iaiton, 

 170 cm sont recourbés en 30 tours, dont chacun a un dia- 

 metre intérieur de 1,6 cm ; le reste est plié un certain nombre 

 de fois de bas en haut dans l'intérieur du vase. Le reservoir 

 du thermométre a une hauteur de 4,5 cm et un diametre de 

 1 cm environ. Le tube de l'enveloppe prolongeant le reser- 

 voir en haut a un diametre de 1,2 cm. La distance du re- 

 servoir au point zéro de la division est de 14 cm. L'hélice 

 est longue de 18 cm. 



D'abord j'ai employé une hélice beaucoup plus large, å 

 Tintérieur de laquelle la glace était placée, le thermométre 

 étant pose immédiatement dans la glace au milieu du vase. 

 J'ai renonce å cette disposition parce que la dissolution en 

 montant peut prendre par hasard un chemin tel qu'elle reste 

 presque stagnante au voisinage du reservoir du thermométre; 

 en ce cas il faudra trop longtemps avant que le thermométre 

 prennela temperature de congélation. C'est autre chose quand 

 on se sert du procédé défmitif déjå décrit. La plus grande 

 partie de la dissolution sortant du tube en hélice et montant 

 du fond du vase ira, comme je Tai dit plus haut, å cause 

 de la moindre résistance, dans Fespace libre de glace entre 

 le thermométre et l'hélice. Lå elle baignera d'un coté le re- 

 servoir du thermométre et de Tautre les tours de l'hélice et 

 la glace remplissant les espaces entre les tours. Toutes ces 

 circonstances sont en faveur d'un développement rapide de 

 l'action en question. 



Le point zéro du thermométre peut étre déterminé par la 



7 



