ET UN TÉLESCOPE CASSEGRAIN DE UN MÈTRE 203 
tre à la distance focale du miroir est de !/,, à ‘/,,; car dans ce 
cas la sphère ne diffère que très peu du paraboloïde. En revan- 
che la parabolisation par retouches locales devient nécessaire 
pour des ouvertures relatives plus grandes. Le pouvoir de sépa- 
ration est théoriquement indépendant de la longueur focale ; 
pratiquement, il y a toutefois une limite que W. Herschel 
admettait être de douze fois, et Léon Foucault de six fois le 
diamètre. 
Il est cependant encore possible de faire des miroirs dont la 
distance focale est de trois fois le diamètre, et qui ont le pou- 
voir de séparation normal. Il est alors nécessaire que l’oculaire 
se trouve exactement dans l’axe optique ou, en d’autres termes, 
il faut que le centrage soit rigoureux. Plus la distance focale 
est grande par rapport à l'ouverture, moins les défauts de cen- 
trage sont sensibles. 
Le centrage des miroirs 
1° Pour le télescope newtonien : 
Dans tous les instruments d'optique le centrage est bien fait 
lorsque l’image focale d’une étoile est ronde, même avec les 
plus forts grossissements. Si, au contraire, l’image a une forme 
irrégulière ou cométaire, l’oculaire se trouve en dehors de laxe 
optique du miroir et il faut procéder à un nouveau centrage ; 
cette opération peut être faite &) par les vis de réglage qui sont 
sur le barillet du grand miroir, b) par le déplacement et l’incli- 
naison du miroir plan, c) par le déplacement latéral du porte- 
oculaire. C’est ce dernier procédé qui est le plus simple et qui 
peut être employé pendant les observations ; il suffit de dépla- 
cer le porte-oculaire latéralement dans la direction de la queue 
vers la tête de l’image cométaire (fig. 1). Un réflecteur newto- 
nien devrait toujours avoir un porte-oculaire mobile dans deux 
coulisses perpendiculaires l’une à l’autre et munies de vis 
micrométriques; la fig. 1 indique schématiquement la forme 
d’une étoile en dehors de l’axe optique et la manière d'opérer 
le centrage. 
2% Pour le télescope Cassegrain : 
Le télescope Cassegrain est encore plus sensible au défaut de 
