204 LES TÉLESCOPES EN GÉNÉRAL, 
centrage que le newtonien, à cause du petit miroir hyperbo- 
lique dont l’axe doit coïncider rigoureusement avec celui du 
miroir parabolique ; le réglage est néan- 
moins très facile à faire et il faut pro- 
céder comme suit : enlever l’oculaire 
et mettre l’œil à sa place, la pupille 
étant aussi exactement que possible 
dans l’axe du tube porte-oculaire. Pour 
éviter toute erreur provenant de la posi- 
tion défectueuse de l’œil, il est bon de 
Fig. 1. — À est l'image de remplacer l’oculaire par un dispositif 
l'étoile, l’oculaire un peu - 2 
en dehors du foyer: AB portant, au lieu de verres, un disque 
RTE Ares mu percé au centre d’un trou de 2 à 5 mm. 
le  porte-oeulaire, soit de diamètre, qui détermine exactement 
pe Alle de l'image Ja position que l’œil doit avoir. Quand 
le centrage est bien fait, on voit dans le 
miroir hyperbolique une série de cercles exactement concen- 
triques, À B et C (fig. 2). 
Quand le petit miroir n’est pas perpendiculaire sur laxe 
optique du grand, la bande C sera plus large d’un côté que de 
l’autre, et le défaut correspondant de 
centrage se produira sous l’aspect de 
la fig. 3. 
Il faut alors manœuvrer les vis de 
réglage du petit miroir et pousser le 
côté large C’ vers le grand miroir ou, 
si l’on préfère. éloigner C”. 
Il se peut encore que l’axe du grand 
miroir ne passe pas exactement par le Fig: 2? — A est l'image de 
centre du petit. Dans ce cas, il se pro- 
duit, à côté du cercle central sombre A, 
un second cercle A’ clair (fig. 4). Pour 
opérer la correction dans ce cas, il faut 
changer un peu l’inelinaison du grand 
l'ouverture centrale du 
grand miroir; B celle du 
grand miroir lui-même 
et C est le reste du petit 
miroir qui n’est pas oc- 
cupé par le cône de lu- 
mière produit par le 
grand miroir. 
miroir, en tirant le côté correspondant à A’ à soi, ou en poussant 
le côté À vers le petit miroir. 
Ce réglage ne peut se faire qu’en plein jour, le télescope étant 
dirigé vers le ciel et suffisamment haut pour que les miroirs 
