ET UN TÉLESCOPE CASSEGRAIN DE UN MÈTRE 205 
puissent être bien assis dans le barillet. Il faut prendre toutes 
les précautions possibles pour ne pas serrer les miroirs; le 
moindre serrage produit des flexions que l’on peut confondre 
avec l’eftet d’un mauvais centrage. 
Fig. 3 Fig. 4 
Le réglage ainsi fait avec soin est suffisant pour les miroirs 
à long foyer (ouverture ‘/ pour le miroir principal). Avec une 
distance focale de 3 fois le diamètre, par contre, il y a souvent 
un résidu de défaut de centrage qui ne peut être enlevé que 
sur les indications que donnera l’image stellaire elle-même, 
comme il a déjà été décrit à propos du télescope newtonien. 
On dirige l’instrument sur une étoile brillante et on tire 
l’oculaire un peu en dehors du foyer; 
un léger défaut de centrage donne alors 
à l’image de l’étoile une forme ovale ou 
cométaire, à peu près comme l'indique B 
la fig. 5. La règle à suivre est alors la #} 
suivante : il faut dévisser légèrement le À 
grand miroir du côté À de la queue co- 
métaire, ou visser du côté B de la tête, 
en agissant sur les vis de réglage du Fig. 5 
barillet; après quelques tâtonnements, 
on arrive à la forme ronde et parfaite de l’image. 
Il est très probable que les réflecteurs, aussi bien le newtonien 
que le Cassegrain, n’ont pas toujours donné un résultat aussi 
satisfaisant qu’on pouvait l’attendre d’après la théorie, parce 
que l’observateur ne se rendait pas suflisamment compte 
des défauts de centrage et qu’il ne savait pas les corriger. On 
rejetait la mauvaise définition sur les effets de flexions, et pour 
