208 LES TÉLESCOPES EN GÉNÉRAL 
L'expérience a pleinement réussi, et il en résulte un fait 
assez important, c’est que les défauts d’aberration de sphéricité 
et d’astigmatisme du grand miroir d’un télescope Cassegrain 
peuvent être complètement corrigés au moyen du petit miroir. 
La mise au foyer se fait par un mécanisme appliqué au sup- 
port du petit miroir et qui peut être manœuvré, de l’oculaire, 
par l’emploi d’une petite corde. 
Comme il est de toute importance que les miroirs soient 
rigoureusement orientés, l’un par rapport à l’autre, à cause de 
l’astigmatisme signalé plus haut, le barillet du petit miroir est 
monté sur un axe qui permet de lui faire subir une rotation 
sans changement de foyer ; la rotation du petit miroir est aussi 
commandée par une corde fixée près de l’oculaire. Il est ainsi 
facile de corriger la mise au foyer et l’orientation, et d’obtenir 
des images absolument rondes. 
Les bras avec les tirants en fil de fer sont assez solides pour 
porter le petit miroir, et il ne se produit pas de décentrage dans 
les différentes positions du télescope. 
Il n’en est pas de même du grand miroir ; l’élasticité du cous- 
sin en crin qui empêche toute flexion, produit un soulèvement 
du bord supérieur du miroir, dès que le télescope est fortement 
incliné sur l’horizon ; le centrage n’est donc pas le même pour 
toutes les positions, et il est nécessaire de faire les corrections 
pour les différentes inclinaisons; il suffit pour cela de manœu- 
vrer les vis qui portent le support du miroir, au commencement 
de chaque observation. En observant d’abord un peu en dehors 
du foyer et, lorsqu'il se produit une image cométaire (fig. 5), 
on corrige d’après la règle: « dévisser du côté de la queue en 
forme de comète des étoiles » : il est alors très facile de remettre 
le miroir dans la bonne position. 
Pendant les poses de 3 heures, le centrage se maintient d’une 
manière parfaite, mais il n’en est pas de même de la mise au 
foyer qui change souvent de plusieurs millimètres et dépend 
des variations de la température. 
Bien que l’oculaire-guide se trouve éloigné de 10 cm. du cen- 
tre optique du télescope, l’image de l’étBile-guide est assez 
bonne pour permettre la correction de la mise au foyer pendant 
les poses photographiques. 
