SOCIËÈTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 251 
eee des 10% volumes fournis par Gauthier-Villars a été le 
suivant : 23 volumes remis à Me Ritz, 42 volumes offerts aux 
sociétés savantes et personnalités ahtifques par la Société ou 
par les souscripteurs, 39 volumes adressés aux souscripteurs. Le 
dossier concernant cette publication est déposé entre les mains du 
secrétaire de la Société suisse de Physique. 
La marche de cette opération a donc été des plus satisfaisantes. 
Grâce à la forte subvention du Conseil de l'Ecole polytechnique 
et à l'accueil généreux qui a été fait à la souscription au sein de 
notre Société, 1l a été possible de réduire fortement la charge que 
cette publication imposait à Mme Ritz. 
Mais il convient de rappeler que, au début de cette entreprise, 
Mme Ritz était prête à couvrir toute la dépense et avait dès lors 
assuré son succès. 
H. KamerzinGn Onxes et Albert Perrier. S'ur les nouveaux 
appareils cryomagnéliques du laboratoire de Leyde. 
M. Albert Perrier expose le plan général des appareils que 
M. Kamerlingh Onnes et lui ont installés à Leyde pour l'étude 
d'ensemble du magnétisme faible aux très basses lempéra- 
tures. Après quelques détails sommaires sur les appareils ayant 
servi aux recherches sur l'oxygène, il passe à la description de la 
construction la plus récente, 
Cette dernière utilise la mesure de la force exercée par un 
électro-aimant sur une substance en essai et elle est disposée de 
telle sorte que l’on peut se servir, sans modification à l'appareil, 
soit d'échantillons de petites dimensions et de forme globulaire, 
soit de barreaux allongés. L'équipage mobile, l'organe principal, 
est une longue tige neidé verticale, supportée par deux flotteurs 
immergés dans du mercure : 1l constitue une sorte d’aréomètre à 
qui deux ressorts spiraux plats ne permettent que des déplace- 
ments verticaux. Les forces magnétiques sont équilibrées par 
l’action mutuelle de deux bobines sans fer, dont l’une est calée sur 
l'équipage. Le repérage en ordonnée s'obtient par visée microsco- 
pique. Les flotteurs sont prévus pour suffire aussi à l’amortisse- 
ment des oscillations (provoquées par les trépidations du sol et 
l'ébullition des bains) et à la compensation des variations de poids 
qu'entraîne pour l'équipage la diminution progressive du niveau 
des bains. Tous ces organes sont placés dans une enceinte parfai- 
tement étanche permettant en particulier le travail sous toutes les 
pressions inférieures à celle de l’atmosphère sans aucun risque de 
rentrée d'air. La chambre étanche, un corps de révolution coaxial 
avec l'équipage mobile, est divisée à mi-hauteur par des écrans 
thermiques en un compartiment cryogénique et un compartiment 
à température ordinaire, 
