262 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 
Auguste Piccarn (Zurich). La susceptibilité magnétique de 
l'eau. 
Un mémoire complet sur ce travail devant paraître prochaine- 
ment dans les Archives des sciences physiques et naturelles, 
nous nous bornons à en résumer ici les points principaux. 
La susceptibilité magnétique de l’eau n’est pas encore connue 
avec toute la précision désirée. Les meilleures mesures diffèrent 
de quelques pour cent. Comme la connaissance de la valeur du 
magnéton, dans les solutions paramagnétiques, dépend actuelle- 
ment du diamagnétisme de l’eau, il paraissait intéressant d’entre- 
prendre une nouvelle détermination de cette constante de l’eau, en 
ayant recours aux méthodes de mesures les plus précises. 
Dans un électro-aimant que nous avons étalonné, M. Foëx et 
moi, de différentes façons et avec le plus grand soin, nous avons 
déterminé en valeur absolue, par la méthode d'ascension, le para- 
magnétisme d'une solution de chlorure de manganèse et d’une 
solution d’azotate de cobalt. Ces déterminations peuvent être 
faites avec une grande précision, car il s'agit en somme de 
mesurer des hauteurs d’ascension de 9 em. et de 4 cm., là où 
le diamagnétisme de l’eau ne se serait manifesté que Dar une 
dénivellation de 1,6 mm. C’est avec ces solutions étalons que 
l'eau a été comparée dans un appareil doué d’une grande sensibi- 
lité, mais incapable de fournir directement des nombres en valeur 
absolue. Cet appareil est une balance, construite pour ce but spé- 
cial d’une façon qui diffère assez des balances ordinaires. Pour 
pouvoir combiner, malgré la charge totale de 10 gr., une grande 
sensibilité avec une petite période d’oscillation, ] j'a reduit la lon- 
gueur des bras de levier à 20 mm. Un si petit fléau aurait dû 
avoir des couteaux d’une exactitude difficile à réaliser. Cela m'a 
amené à remplacer les couteaux par des bandes d’acier provenant 
de spiraux de montre; deux bandes remplacent le couteau du 
milieu et la charge pend à une seule bande à l’un des bouts du 
fléau. L'autre bout porte directement le contrepoids invariable et 
le miroir, servant à la lecture. La balance est à charge constante. 
C'est-à-dire qu’on rétablit toujours l'équilibre en agissant sur le 
côté où pend la charge. Cela se fait grossièrement par des poids, 
puis avec toute la finesse voulue en réglant les courants élec- 
triques qui passent par deux bobines, dont l’une est fixe et l’autre 
suspendue au fléau. Deux butoirs limitent la course du fléau 
à 0,05 mm., et une plaque fixe, rapprochée de 0,5 mm. du pla- 
teau, produit un amortissement très efficace. 
Les liquides à comparer sont placés dans une éprouvette en 
quartz suspendue à la balance dans l’entrefer d’un électro-aimant. 
L'observateur se place à 3 m. de distance, établit l'équilibre en 
réglant les courants électriques, fait la lecture des ampèremètres, 
