312 LA STRUCTURE DES RAYONS 7 
mité antérieure du tube. L’électrode C qui se trouve au milieu 
du condensateur différentiel J (que nous appellerons dans ce 
qui suit le plateau de l’électromètre) est reliée par la cléS, à la 
paire de quadrants Q, d’un électromètre de Dolezalek E, La 
seconde paire de quadrants Q, peut à volonté être mise à la 
terre ou chargée à un potentiel quelconque, ce qui permet de 
déterminer la sensibilité de E et de compenser la différence de 
potentiel (chaîne de Volta) de la résistance de Bronson BW *. 
J’employais pour cela, suivant un arrangement facile à com- 
prendre, la résistance R, avec fiche, le commutateur U,, l’accu- 
mulateur B, et le voltmètre V,. L’aiguille de l’électromètre N 
est chargée entre 100 et 260 volts par la batterie B, sur la 
résistance W.. L’une des extrémités de la résistance BW est 
reliée à Q, par la clé S, (le polonium sert à la ionisation). 
L'autre extrémité de BW peut être mise à la terre ou chargée 
à un potentiel quelconque, au moyen de la résistance KR, 
(111,000 ohms) avec fiche déplaçable, du commutateur W, 
et de la batterie B, (10-46 volts). 
Avec S,, on peut mettre Q, à la terre. Avec la clé $, on peut 
mettre dans le circuit la capacité F (0,05-1,0 MF) et en la 
déchargeant on peut mesurer les courants de saturation en J 
et la caractéristique de Bronson BW. 
Le potentiel en BW était réglé de telle sorte que la quantité 
d'électricité allant de J en Q, fût compensée. L’électromètre 
ne marque alors que les variations du courant de ionisation 
en J, qui ont été mesurées selon la méthode habituelle ?. Entre 
autres avantages, un dispositif différentiel de ce genre permet 
de bien protéger l’une de l’autre les deux chambres de ionisa- 
tion, et d’éviter les communications secondaires de grandeurs 
variables qui avaient gêné les observations dans mon travail pré- 
cédent (/. c.). Chacune des valeurs données pour les variations 
dans les tabelles du présent travail est la moyenne de 200 obser- 
vations au moins. Pour éviter si possible une influence dans les 
! Pendant les mesures le potentiel de compensation était toujours du 
côté de Q,. La sensibilité de l’électromètre n’en était pas modifiée. 
2 Lecture de la déviation de l’électromètre de 5 en 5". Comparez 
l’exemple d'une observation : Edgar Meyer, Phys. Zeitschr.(13), 78, 1912. 
