LA STRUCTURE DES RAYONS 313 
lectures de l’électromètre, j'ai subdivisé les séries ; mais une 
subdivision comprenait au moins 35 séries. 
Mais comme la charge de courant du Bronson, et en même 
temps sa résistance, change avec des courants de ionisation de 
force différente en J, la sensibilité du dispositif varie pour les 
mesures des variations. Par conséquent, pour pouvoir comparer 
entre elles deux variations mesurées pour deux charges de cou- 
rant différentes de BW, il faut d’abord les rapporter à la même 
sensibilité. On se sert pour cela du dispositif suivant. L’élec- 
trode L, d’une petite capacité supplémentaire K, est toujours 
reliée à Q,. Au moyen de la clé $,, on peut brusquement mettre 
en contact avec l’autre électrode M de la capacité K la tension 
de la batterie B, (120-180 volts); on peut également couper 
brusquement ce contact; M est alors relié à la terre (W, est 
une résistance de 10% ohms, V, un électromètre de Braun). De 
cette façon, la même quantité d'électricité est toujours induite 
en L et sur tout le système qui lui est relié. Si la déviation 
ballistique de l’électromètre est de AV, et AV, dans les deux 
= 
A 
cas, la correction cherchée sera AV. . Si donc, par exemple, 
2 
les deux variations mesurées dans les deux cas étaient :, et :.. 
$ AV, ph. 
ON à £,; — # xy Comme valeur de la seconde variation 
2 
corrigée, c’est-à-dire ramenée à la même sensibilité du dispo- 
sitif pour laquelle on avait mesuré :,; :, et <, sont donc 
comparables. J’ai montré empiriquement, dans un autre tra- 
vail', que cette méthode donne une correction suffisamment 
à 1: gran AM 
exacte pour les limites entre lesquelles on considère A y, €t par 
2 
rapport à l’exactitude des mesures des variations. 
Tous les conducteurs étaient protégés au point de vue élec- 
trostatique par des tubes métalliques reliés à la terre. Il fut 
apporté un soin particulier à ce que dans le voisinage de J, 
l’espace compris entre les conducteurs et les tubes métalliques 
soit petit (distance 1 mm.), afin que la ionisation, due en cet 
1 Edgar Meyer, Phys. Zeitschr. 1. c. Les mesures données à la tabelle 4 
ont été obtenues au cours du présent travail avec le condensateur 
différentiel. 
