314 LA STRUCTURE DES RAYONS 7 
endroit au rayonnement du Ra, soit si possible de peu d’impor- 
tance par rapport à celle en BW. 
$ 3. La fig. 2 donne une coupe horizontale schématique, de 
srandeur naturelle, du condensateur différentiel passant par le 
d 
mileu de l’appareil, au niveau de la préparation de RaBr.. Il 
se compose d’un cadre parallèlipipédique de laiton dont les 
arrêtes mesurent 23,2 X 23,4 X 12 cm. Les faces antérieure et 
postérieure sont couvertes de tôle d'aluminium de 0,2 mm. 
d'épaisseur (de 23,2 X 23,4 de dimension), fixée au moyen de 
vis ; les autres faces sont eéouvertes de même manière, mais 
l'épaisseur de la tôle est de 2 mm. Les deux électrodes A et B 
sont faites de tôle d'aluminium de 21,8 X 21,8 cm., sur 0,2 mm. 
d'épaisseur ; elles sont supportées par des cadres de laiton 
(composés de bandes de laiton de 4 mm. d’épaisseur et 10 mm. 
de largeur) et ‘fixées sur des supports d’ébonite convenables. 
L’électrode A est fixe, à une distance de 18 à 20 mm. de 
la paroi d'aluminium antérieure ; l’électrode B est mobile 
et peut être déplacée parallèlement à elle-même au moyen 
d’un levier et d’une glissière. L’électrode médiane est agencée 
de la manière suivante pour permettre d'utiliser également, 
dans tout l’espace des deux chambres À <> Cet C <> B (que 
nous désignerons dans ce qui suit par condensateurs 1 et 2), un 
