224 DE LA CALORIMËTRIE HUMAINE. 



émise par des surfaces brillantes de cuivre argenté dis- 

 posées autour du vase contenant les substances en expé- 

 rience. Mon calorimètre, dont le cuivre ne fut pas argenté, 

 quoique maintenu aussi poli que possible, se trouva ne 

 pas réfléchir toute la chaleur émise, aussi fallut-il un ar- 

 rangement pour déterminer avec soin la chaleur absor- 

 bée par les parois métalliques. 



Cet instrument se compose d'une chambre ou guérite 

 en bois dont les parois sont garnies en dehors et en 

 dedans d'une épaisse couche soit de feutre, soit de ouate. 

 Dans l'intérieur de cette guérite se trouve une chambre 

 en cuivre laminé dont la surface intérieure est mainte- 

 nue aussi polie que possible; sa hauteur est de 145 cm., 

 sa largeur et profondeur de 69 cm. ; il existe entre les 

 deux chambres un espace annulaire de 4 à 5 cm. de lar- 

 geur. La capacité de la chambre de cuivre vide est de 8 10 

 litres, et son poids de 62,370 kilos. Par conséquent un 

 changement de température de 1° G. dans cette masse de 

 cuivre équivaudrait à 5,832 (petites calories ou en d'au- 

 tres termes, chaufferait ou refroidirait 5832 grammes 

 d'eau de 1°G. (Voir PI. I.) 



La chambre de cuivre est, commeon le voit, assez grande 

 pour qu'une personne puisse y rester confortablement 

 assise. Elle s'ouvre et se ferme par un panneau mobile 

 en cuivre laminé, formant à lui seul une des parois delà 

 chambre. Ce panneau en cuivre est fixé à une des parois 

 de bois de la chambre extérieure comme le montre le des- 

 sin, en sorte que les deux parois s'enlèvent et se repla- 

 cent en même temps. Au moyen d'un coussinet en caout- 

 chouc, on obtient une fermeture presque hermétique 

 lorsque la porte est en place; elle se ferme avec 8 écroux. 

 Cette porte mobile est trop lourde pour qu'un homme 



