UN NOUVEAU CALORIMÈTRE. 227 



un régulateur à résistance se trouvait sous la main de 

 l'observateur, au moyen duquel il réglait l'admission de 

 l'air dans le réservoir à glace. Du reste, avec un peu 

 d'attention il était facile de maintenir la température du 

 cuivre (la plus importante) à 0.3° ou 0.4° près du point 

 de départ ; souvent à la fin d'une expérience d'une 

 heure il n'y avait pas plus de 0,1° à 0,2° de différence 

 entre la température initiale et finale du cuivre. Les 

 essais faits en brûlant un volume connu de gaz hydrogène 

 dans ce calorimètre ont démontré que la température 

 perçue pour le cuivre était bien celle de toute la masse 

 du métal, ces essais ayant donné un chiffre très rappro- 

 ché de celui qu'ont obtenu Favre et Silbermann. 



Les périodes successives de l'expérience sont les sui- 

 vantes : la chaleur émise par le corps est d'abord distri- 

 buée rapidement dans l'air de la chambre intérieure, 

 puis elle est absorbée par la glace, paraissant de nouveau 

 sous forme de glace fondue. Sachant que chaque gramme 

 d'eau de fusion correspond à 79 (petites) calories, il est 

 facile d'après le poids de l'eau de calculer la chaleur que 

 la glace a absorbée pour se fondre. 11 ne faut pas oublier 

 que pendant tout le temps de l'expérience la température 

 de l'air de la chambre de cuivre reste la même, par con- 

 séquent l'eau de fusion (plus la température du cuivre) 

 représentebien la chaleur émise du corps. 11 y a de plus un 

 grand avantage à ce que la personne soumise à l'expérience 

 n'éprouve aucun changement de température. Les cou- 

 rants d'airs produits par les agitateurs sont ménagés de 

 manière à ne pas être perçus. 



Une certaine quantité de la chaleur émise tombe sur 

 la paroi bien polie de la chambre de cuivre ; la plus 

 grande partie de cette chaleur est rayonnée dans l'inté- 



