228 DE LA CALORIMËTRIE HUMAINE. 



rieur de la chambre, mais une certaine proportion est 

 absorbée dans la masse métallique pour être accusée par 

 le thermomètre en contact avec la paroi de cuivre. Une 

 très faible proportion de cette chaleur peut passer au 

 travers de la paroi dans l'espace annulaire, elle pourrait 

 être négligée mais on en a toujours tenu compte. 



Les thermomètres étaient généralement lus et notés 

 toutes les dix minutes, la température du cuivre servant 

 de guide pour régulariser la température de l'instrument. 

 Il faut bien comprendre qu'une différence de 1° G. dans 

 la température de l'air de la chambre de cuivre était 

 sans grande importance, considérant la faible chaleur 

 spécifique de l'air; en effet, une différence de 1° ne cor- 

 respondrait qu'à 214 calories, ce qui dans 90,000 calo- 

 ries correspondrait à 0,2 °/ seulement. Il en était bien 

 autrement de la chaleur absorbée par le cuivre. Le main- 

 tien de la température du cuivre en deçà ou au delà de 

 0,3° ou 0,4° de la température initiale se faisait sans 

 difficulté; si la température s'élevait, au moyen du régu- 

 lateur on augmentait légèrement le courant d'air au 

 travers de la glace, et le contraire si la température 

 s'abaissait, il suffisait d'arrêter le courant d'air projeté 

 sur la glace pour voir monter de suite la température du 

 cuivre. 



Il restait cependant une difficulté sérieuse à surmonter, 

 dépendant de la chaleur produite par l'agitation des ven- 

 tilateurs. La seule manière de faire fut de déterminer 

 préalablement la chaleur produite dans le calorimètre, 

 par l'action exclusive des agitateurs et de soustraire 

 cette chaleur de la chaleur obtenue dans chaque expé- 

 rience. 



Il devint nécessaire d'introduire des compteurs indi- 



