UN NOUVEAU CALORIMÈTRE. 229 



quant le nombre de tours des agitateurs jusqu'à un chiffre 

 de un million de tours. Le lecteur peut comprendre que 

 l'étude des ventilateurs absorba à lui seul une portion 

 considérable d'une saison d'hiver. Il suffira de donner les 

 détails d'une seule expérience pour décrire le procédé. 

 Poids de la glace : de 500 à 800 grammes (au lieu de 

 4 à 7 kilog. en usage pour l'homme). 



Chambre. Espace annulaire. Cuivre. 



Température initiale. 15°59 15°o0 lo°35 



finale.. 15°55 15°52 15°o0 



Différence. — 0°04 + 0°02 + 0°15 

 Poids de la glace fondue .... 97,46 gr. 

 Température de cette eau. . . 10°92 



Calories retrouvées : 



Dans la glace fondue -j- 7699 



Absorbées dans l'eau -f- 1064 



» » l'air de la chambre ( — 9) 



» » » de l'espace annulaire . . -f ' 



» » le cuivre -1- 875 



Après soustraction de 9. 9630 

 Nombre total de tours des agitateurs . . . 342,305 

 342,305» = 11717 



Malheureusement le nombre des tours de roue, ou 

 plutôt le carré de ce nombre, ne se trouva pas exacte- 

 ment proportionnel à la chaleur produite. Pour remédier 

 à cet inconvénient, avant d'enfermer ie sujet dans le ca- 

 lorimètre, on fit deux expériences préalables avec les agi- 

 tateurs seulement, en imitant autant que possible la 

 marche des volants telle qu'elle se présentait en général 

 quand une personne était soumise à l'expérience. Consi- 

 dérant le temps que prenaient ces expériences prélimi- 



