612 G. Bider, Spektroskopisches Verhalten des Blutes etc. 
Absorptionsbänder des Blutes mit Leichtigkeit photographieren. Wie 
viel aber eine Photographie, das genaue, unbegrenzt haltbare Bild 
des im Spektrum beobachteten, wert ist, weils jeder, der sich mit 
solchen Untersuchungen befalst hat. 
W.N. Hartley!), eine Autorität auf dem Gebiete der Spektral- 
üntersuchungen, schreibt in einer seiner jüngsten Arbeiten über 
Metallspektren: „The exact composition of even part of the spectrum 
of a metal will not be known until we have obtained photographs 
ofiton alarge scale.“ Dasselbe gilt von den Absorptionsspektren. Wie 
viel auch sonst in der Beschreibung der Absorptionsspektren geleistet 
worden ist, so hat doch aulser Soret meines Wissens Niemand die 
Photographie zu diesem Zwecke angewendet und auch Soret wandte 
sie nur für den blauen und ultravioletten Teil des Spektrums an. 
Auf welche Weise es mir nun gelungen ist, die photographische 
Platte auch den gewöhnlichen Spektralbeobachtungen dienstbar zu 
machen und von welchem Erfolge diese Anwendungen für die Unter- 
suchung des Absorptionsspektrums des Blutes begleitet ist, darüber 
mag Nachstehendes Auskunft geben. — 
Apparate, Instrumente und Beobachtungs- Methoden. 
Das Spektroskop, das mir für die vorliegende Arbeit zur Ver- 
fügung stand, ist ein Instrument einfacher Konstruktion, hervorge- 
gangen aus der Fabrik der Societe genevoise pour la con- 
struction d’instruments de physique. Der in verticaler Rich- 
tung und um seine Axe bewegliche Tisch trägt ein leichtes Flint- 
glasprisma A Figur 1. d. Tafel mit einem brechenden Winkel von 609, 
ein Spaltrohr B, ein Skalenrohr E und ein mit Mikrometerschraube K 
horizontal verschiebbares Fernrohr ©. Das Okular des letzteren ist 
mit einer Zahnradbewegung einzustellen. Die Kollimatorlinse und 
die Objektivlinse des Fernrohrs haben Brennweiten von je 17 cm 
mit 22 mm Öffnung. Der Spalt N ist durch eine Mikrometerschraube 
verstellbar und kann zum Zwecke der Aufnahme von mehreren 
Spektren auf derselben Platte durch einen vor demselben in verti- 
kaler Richtung verschiebbaren Schieber, der einen !/; mm hohen 
Einschnitt hat, successive abgedeckt werden. Fig. 2 d. Tafel zeigt 
1) Proceed. of the Royal Society, Vol. III, Description of the in- 
'struments and processes employed in Photographing. Ultra violet 
spectra. 
