G. Bider, Spektroskopisches Verhalten des Blutes etc. 613 
das Nähere dieser Einrichtung. Mit der Mikrometerschraube A wird 
die Spaltweite reguliert. Vor dem Spalt befindet sich der durch die 
Feder F auf die Schraube © gedrückte Schieber B. Die Mikro- 
meterschraube © gestattet das beliebige Einstellen derselben. Die 
gemachte Verschiebung läfst sich mit Hilfe der Skala D bestimmen. 
Durch Abschrauben des, die Schraube © tragenden Bügels kann 
der Schieber leicht herausgenommen und durch andere, grölsere Ein- 
schnitte tragende, ersetzt werden. Schieber letzterer Art wandte ich 
z. B. bei der Aufnahme von Metallspektren an. Ein herausgenom- 
mener Schieber ist im Aufrifs durch G, in der Seitenansicht durch 
H dargestellt.!) — Zum Schutze des Spaltes gegen Staub, Metall- 
dämpfe ete. wird derselbe mit einem Deckel mit Glasplatte zuge- 
deckt, die Bewegungen der Schrauben A und © sowie die Kontrol- 
lierung der letzteren sind dadurch nicht gehindert. 
Das in horizontaler Richtung bewegliche und ausziehbare Skalen- 
rohr enthält eine Skala von 1—270. Im Okular sind jedoch auf 
einmal nur 150 Skalenteile sichtbar. Die Zahl 50 stellte ich für 
vorliegende Arbeit auf die Natriumlinie (Wellenlänge 588 mill. mm.) 
ein. Der Wert der übrigen Skalenteile wurde durch Konstruktion 
einer Kurve mit Hilfe von Metall-Linien-Spektren bestimmt. Die Be- 
nützung der Frauenhofer’schen Linien zu diesem Zwecke war ört- 
licher Verhältnisse wegen gänzlich ausgeschlossen. 
Die als Konstanten gewählten Metall-Linien sind: 
Wellenlänge: Skalenteil: 
Li 670,5  Huggins 51,5 
Cd, 643,7 Mascart 36,5 
Zn 636,0 Huggins 38,0 
Na 588,9 Thalen 50,0 
Zn 574,1 Thalen 56,0 
04 f 537,7  Mascart 66,5 
> \5533,6 N 68,0 
Cd, 508,4 = 79,0 
Zn 492,3 2 86,5 
Cd, 479,9 v 94,0 
Cd, 467,7 5 101,5 
Cd, 441,5 e 120,0 
Luft 4347 Lecoq de Boisbaudran 126,0 
in 426,2 Plücker 135,0 
1) Diese Vorrichtung liefs ich bei Herrn Mechaniker Pfister 
in Bern anfertigen. 
