G. Bider, Spektroskopisches Verhalten des Blutes etc. 615 
sehr viel Wärme ausstrahlt, so ist sie zu besagtem Zwecke ebenfalls 
unbrauchbar. Diese Übelstände schien das elektrische Kohlenglüh- 
licht nicht aufzuweisen. Ich unterzog dasselbe daher einer ein- 
gehenden Prüfung. Den nötigen elektrischen Strom lieferte mir eine 
Chromsäure-Batterie von 18 hintereinander geschalteten Elementen. 
Die Kohlen und Zinke der Batterie können mit einer Welle und 
daran befestigter Kette beliebig gehoben und gesenkt werden, so 
dafs die Batterie je nach der eingetauchten Oberfläche einen ver- 
schieden starken Strom geben kann. Die elektromotorische Kraft 
(der ganzen Kette war bei frischer Füllung (10 Teile doppeltchrom- 
saures Natron, 100 Teile Wasser, 15 Teile Schwefelsäure) 30 bis 
31 Volt. Die in den Stromkreis eingeschaltete Glühlampe hatte 
einen Widerstand von 22 Ohm, so dafs trotz sehr lebhaften Glühens 
der Kohlenfaden nicht verbrennen konnte. Eine Umschaltvorrichtung 
gestattete, die Lampe vor dem Skalenrohr und die vor dem Spalt- 
rohr beliebig zu benutzen. Bei einer Spaltöffnung von 0,3 mm 
Breite zeigte sich eine Beleuchtungszeit von 5 Min. genügend, um auf 
der Platte bis zum Skalenteile 32 das Bild schart anzugeben. Die 
Skala erforderte eine Belichtung von blofs 30 Sek. Die richtige Licht- 
quelle schien hiermit gegeben zu sein. Eine der folgenden Auf- 
nahmen mit vorgesetztem Blute und mit engerem Spalt jedoch lehrte 
mich eines Anderen. Ich‘ bemerkte beim Photographieren, dafs 
(die verschiedenen Spektren alle von eigentümlichen, dunklen Linien 
durchsetzt waren. Ich verfolgte diese Erscheinung und erhielt bei 
(der nächsten Aufnahme mit engerem Spalte, aber ohne vorgesetztes 
Blut bei verschiedenen Beleuchtungszeiten dasselbe Resultat. Diese 
(dunkeln Linien konnten daher nar von der Lichtquelle selbst her- 
rühren. Die Entscheidung, welchem Dampfe dieses eigentümliche 
Linienspektrum angehört, lasse ich dahingestellt. Thatsache ist, dafs 
das Kohlenglühlicht zur Erzeugung eines kontinuirlichen Spektrums 
auf der photographischen Platte nicht verwendet werden kann. Mit 
blofsem Auge war es mir nicht möglich, helle Streifen im Spektrum 
wahrzunehmen. Es ist dies ein schlagender Beweis, wie überlegen 
‚die photographischen Spektralbeobachtungen sind und wie viel ge- 
nauere Resultate durch sie erlangt werden können. 
Nun untersuchte ich das Licht eines elektrisch glühenden 
Platindrahtes auf seine Brauchbarkeit zum Photographieren. Die 
