G. Bider, Spektroskopisches Verhalten des Blutes etc. 617 
konnte. Mit Hülfe dieser Lampe, die mir unter allen Umständen 
ein kontinuirliches Spektrum gab, wurden sämtliche Photographieen 
aufgenommen. Die Belichtungszeit war gewöhnlich 10 Min., wurde aber 
unter Umständen bis auf 2 Stunden erhöht. Sie hängt natürlich 
wesentlich von der Vergröfserung ab, die das Spaltbild durch das 
Linsensystem erleidet. Die zu meinen Photographien angewandte 
Vergrölserung ist die zwölffache. Sie läfst sich durch Messen der 
Spalthöhe und Höhe des Spektrumbildes leicht bestimmen. Noch 
eine Schwierigkeit bereitete mir bei eben beschriebener Lampe der 
die Dynamomaschine treibende Motor. Er empfängt sein Speise- 
wasser aus der städtischen Wasserleitung, unterliegt daher allen 
Schwankungen, denen der Wasserverbrauch einer solchen Leitung 
ausgesetzt ist. Es kam nun vor, dafs, wenn ich die Maschine in 
Thätigkeit gesetzt hatte und der Strom die richtige Stärke aufwies, 
dieselbe nach kürzerer oder längerer Zeit um !/;,—1 Amperes ver- 
mindert oder vermehrt wurde, der Platindraht infolgedessen nicht 
mehr stark genug glühte oder aber abschmolz. Um ein daher- 
rührendes allzuhäufiges Abschmelzen des Platindrahtes zu vermeiden, 
schaltete ich einen Regulator in den Stromkreis ein, der zu starke 
Ströme ausschlofs. Er beruht auf dem Prinzip, dafs bei zu starkem 
Strom ein Elektromagnet einen mit Feder nnd Schraube regulierbaren 
Anker anzieht und dieser den Strom unterbricht, bis er wieder die 
gewünschte Stärke hat. Ich konstruierte mir diesen Apparat aus 
einem unbrauchbar gewordenen Morse’schen Telegraphen-Apparate. 
Die Spulen des Elektromagneten aus dünnem Drahte, mufsten hier- 
bei durch solche von 4 mm Dicke ersetzt werden. 
Soviel mir bekannt ist, wurden zur Spektrum-Photographie immer 
nur eigens dazu konstruierte Apparate, die sogenannten Spektro- 
graphen benutzt. In ganz neuester Zeit werden auch Spektrum- 
photographien direkt mit auf Hohlspiegeln von gro/sen Krümmungs- 
radien eingravierten Interferenzgittern aufgenommen!). Da mir keines 
dieser Spezial-Instrumente zu Gebote stand, so versuchte ich mit 
einem gewöhnlichen Spektroskope und einer photographischen Kamera 
zum Ziele zu gelangen. Mit dem Spektralapparat, wie man ihn in 
den chemischen Laboratorien zu haben pflegt, lassen sich auf zwei 
1) Photographisches Wochenblatt 1885 pag. 353—356. 
Arch. d. Pharm. XXX. Bäs. 8. Heft. 39 
