242 H. Matthesu. B Wagner: Quant. Bestimmg. wässeriger Lösungen 



Die Anwendung des Eintauchrefraktometers ist gegenüber 

 anderen Refraktometern hauptsächlich der außerordentlich leichten und 

 bequemen Handhabung wegen zu empfehlen. Ferner arbeitet man mit 

 relativ großen Mengen Flüssigkeiten, so daß also eine etwaige Ver- 

 dunstung des Lösungsmittels und infolge dessen eine Konzentration der 

 betreffenden Lösung viel weniger in Betracht kommt, als bei dem 

 Abbe 'sehen Refraktometer, bei welchem bekanntlich nur einige Tropfen 

 der Flüssigkeit zwischen zwei Prismen gebracht werden. 



Das Eintauchrefraktometer ist jedoch auch zur Untersuchung 

 kleiner Mengen (Tropfen) von Flüssigkeiten geeignet, da ihm ein 

 Hilfsprisma mit matter Brechungsfläche beigegeben ist. Das Prisma 

 kann in den weiter unten beschriebenen Becher eingeschoben werden 

 und liegt es nach dem Aufsetzen des Deckels ohne weiteres fest. Es 

 ist von großer Wichtigkeit, daß man so in die Lage versetzt ist, auch 

 Tropfen bei konstanter Temperatur mit dem Eintauchrefraktometer 

 untersuchen zu können. 



Bei dem Eintauchrefraktometer ist das zweite Prisma in Weg- 

 fall gekommen. Dieses konnte geschehen, da für die Erzeugung der 

 Grenzlinie nur das dem Fernrohr zugewandte Prisma des Abbe 'sehen 

 Doppelprismas in Betracht kommt. Man hat jedoch größere Flüssigkeits- 

 mengen zu verwenden und durch die Wahl eines passenden Eintauch- 

 gefäßes oder die Haltung des Instrumentes dafür Sorge zu tragen, daß 

 ein den Anforderungen der Methode der Total-Reflexion entsprechender 

 — streifender — Lichteintritt stattfindet. (Strahlengang in Fig. 2 

 ersichtlich.) 



Das Prisma des Eintauchrefraktometers ist mit einem Skalen- 

 bereich von — 5 bis + 105 versehen; entsprechend nD 1,32539 — 1,30640. 



Der Vorteil des Eintauchverfahrens besteht darin, daß die Licht- 

 brechung einer Flüssigkeit sich in gleich einfacher Weise feststellen 

 läßt, wie ihre Temperatur mit Hilfe eines Thermometers oder ihr 

 spezifisches Gewicht mittels eines Araeometers. Außerdem ergibt sich 

 für die Beobachtung der Grenzlinie der Vorzug, daß die Grenzlinie 

 wegen des Wegtalls des zweiten Prismas viel schärfer markiert erscheint, 

 als bei Einschließung der Flüssigkeit zwischen die beiden Glasprismen 

 des Abbe'schen Refraktometers. Es kann daher für die Beobachtung der 

 Grenzlinie eine erheblich stärkere Fernrohrvergrößerung angewandt und 

 dadurch die Genauigkeit des Meß Verfahrens entsprechend gesteigert werden. 



Einrichtung und Handhabung des Instrumentes nach der Zeiss'schen Liste 



Fig. I, 2 und 3. 



Handfernrohr von ca. zehnfacher Vergrößerung. Prisma P (brech. 

 Winkel GS*') aus hartem, widerstandsfähigem Glase vom Brechungs- 



