H. Matthes u. B. Wagner: Quant. Bestimmg. wässeriger Lösungen. 243 



iodex 1,51. Die Prismenfassung ist außen zylindrisch gestaltet. Vor- 

 und einspringende Kanten sind tunlichst vermieden, sodaß das Reinigen 

 des unteren Refraktometerendes mit einigen wenigen Handgriffen be- 

 wirkt werden kann. 



Der Apparat ist so justiert, daß die Grenzlinie für destilliertes 

 Wasser bei einer Versuchstemperatur von 17,5° C. auf den Skalenteil 

 15 zu liegen kommt nD = 1,33320. 



Um die Lage der Grenzlinie in Brachteilen eines Intervalles der 

 Skala genauer, als dies durch eine Schätzung möglich ist, messen zu 

 können, ist das Okular mit einer Mikrometereinrichtung Z ausgerüstet, 

 mit deren Hilfe die Skala um genau einen Skalenteil bewegt werden 

 kann. Man stellt bei der Messung die Schraube so ein, daß die Grenz- 

 linie mit dem ihr unmittelbar voraufgehenden Teilstrich der Skala 

 zusammenfällt, und liest an der in zehn Teile geteilten Trommel der 

 Mikrometerschraube die gesuchten Zehntel- Skalenteile mit einem Fehler 

 von höchstens + 0,1 Skalenteil (im Mittel = + 3,7 Einheiten der fünften 

 Dezimale von w) direkt ab. 



In Anbetracht der relativ starken Fernrohrvergrößerung ist die 

 äußerste Sorgfalt beim Reinigen der Prismenfläche erforderlich. 

 Speziell für die Untersuchung hochprozentiger alkoholischer Lösungen 

 ist das Reinigen der Fläche mittelst eines mit Alkohol (statt Wasser) 

 getränkten, leinenen Lappens zu empfehlen. 



Die Achromatisierung der Grenzlinie erfolgt mit Hilfe eines um 

 die Rohrachse drehbaren dreiteiligen Amiciprismas A. Die Drehung 

 wird mittelst des in der Mitte des Rohres angebrachten Ringes B, aus- 

 geführt. Für den Vergleich der bei den einzelnen Flüssigkeiten 

 erhaltenen Kompensatorstellungen unter einander ist der Ring i? mit 

 einer Teilung — 10 versehen. Im allgemeinen ist die Ablesung an 

 dieser Teilung um so größer, je höher die Dispersion der Flüssigkeit 

 ist. Im übrigen sind die Zahlen willkürlich gewählte Einheiten. 



Das dem Apparate beigegebene aufsteckbare Getäß (Fig. 2) ist 

 für Flüssigkeiten bestimmt, welche wegen Verdunstung oder aus anderen 

 Gründen eine längere Berührung mit der äußeren Luft nicht vertragen. 

 Das Gefäß besteht aus zwei Teilen, einem Mantel M und einem mit 

 Glasfenster versehenen Deckel D. Die Verbindung dieser Teile mit 

 dem Refraktometer geschieht in einfachster Weise mittelst Bajonett- 

 verschluß, die Dichtung ist durch breite Konusflächen erreicht. Alle 

 Metallteile sind vernickelt. 



Handhabung: Man steckt zuerst den Mantel auf das 

 Refraktometerende, hält das Instrument in vertikaler Lage mit dem 

 Okular nach unten, füllt das Gefäß nahezu bis zum Rande mit der zu 

 untersuchenden Flüssigkeit und schließt mit dem Deckel zu. Um- 



16* 



