244 H. Matthes u. B. Wagner: Quant. Bestimmg. wässeriger Lösungen. 



gekehrt nimmt man am besten zuerst das Refraktometer aus dem 

 Gefäß heraus, entleert dieses und nimmt dann die Teile desselben zum 

 Zwecke des Reinigens auseinander. 



Das Fig. 3 abgebildete Refraktometerprisma ist vollständig frei- 

 stehend und für alle Flüssigkeiten (auch Säuren etc.), von denen eine 

 zerstörende Wirkung auf die Prismenfassung und auf den Kitt zu be- 

 fürchten ist, verwendbar. 



Hilfsapparate. 



Für die Zwecke der Temperaturregulierung und der Beleuchtung 

 dienen die beiden^Eintauchgef äße : A, für die Aufnahme von 10 Becher- 



Ftg. 1. Eintauchrefraktometer (No. 26) und Gefäß A. 

 C/s natürl. Größe.) 



gläsern eingerichtet für Massenuntersuchungen mit Fenster in dem 

 Boden des Gefäßes und Spiegel; B, mit GJasfenster in der vorderen 

 Seitenwand und Spiegel. Für die meisten Fälle genügt das Gefäß A. 



