H.'Matthes u, B. Wagner: Quant. Bestimmg. wässeriger Lösungen. 245 



Für die Handhabung des mit dem aufsteckbaren Gefäße ausgerüsteten 

 Refraktometers hat die Benutzung des Gefäßes B vor der des Ge- 

 fäßes A den Vorzug der größeren Bequemlichkeit. 



Fig. 3. 

 Refraktometer- 

 prisma 

 für 

 Eintauch- 

 refraktometer. 

 Modell II. ^ 



Fig. 2. 



Eintauchrefraktometer und Gefäß B. 

 (14 natürl. Größe.) 



Beide Gefäße sind mit Schlauchansätzen und Hähnen für Zu- 

 und Ableitung des Leitungswassers versehen, außerdem mit einem 

 Metallbügel T, welcher in solcher Höhe über dem Behälter befestigt 

 ist, daß man das Refraktometer mit dem unterhalb der Mikrometer- 

 schraube angebrachten Haken H an diesen Bügel einfach einhängen 

 kann, damit das untere Ende des Refraktometers in das Wasserbad 

 eintaucht. Die Temperaturbestimmung erfolgt stets im Wasserbad. 



Durch die vorbeschriebene Einrichtung und Handhabung ist die 

 Methode zur Bestimmung der Lichtbrechung aller umständlichen 



