246 H. Matthes u. B. Wagner: Quant. Bestimmg. wässeriger Lösungen. 



Orientierungen, Einstellungen am Apparat und durch die Anwendung 

 der Tabellen langwierigen Rechnungen entkleidet. 



Zur Prüfung der Anwendbarkeitsgrenze des Eintauchrefrakto- 

 meters wurden zunächst die Skalenteile verschiedener im Laboratorium 

 vorrätiger Reagenslösungen bestimmt. Alsdann wurden verschieden- 

 prozentige Lösungen von Halogenverbindungen der Alkalimetalle her- 

 gestellt und in einem Eintauchgefäße mit 20 Bechergläsern die be- 

 treffenden Skalenteile ermittelt. Die ersten Versuche fielen recht gut 

 aus, doch stellten sich bei wiederholten Ver-suchen unter genau den- 

 selben Bedingungen kleine Abweichungen ein. Es lag die Vermutung 

 nahe, dai] die um 0,1 — 0,15 Skalenteile stärkere Brechung (entsprechend 

 4— öEinheiten der ».Dezimale von nD) durch Verdunsten der Lösungen 

 hervorgerufen sein könnte. Die Titrationen fielen jedoch genau so au?, 

 wie zuvor. Bei sorgfältiger Untersuchung stellte sich heraus, daß 

 Spuren von den Chemikalien in den zwischen Prisma und Nickelfassung 

 angebrachten Kitt eingedrungen waren. So zeigte destilliertes Wasser, 

 in welchem das Refraktometer längere Zeit eingetaucht war, eine höhere 

 Brechung und eben noch sichtbare Halogenreaktion. Diese Ab- 

 weichungen bei den äußerst minimalen Mengen von Chemikalien 

 sprechen für die Genauigkeit, mit welcher das Instrument anzeigt. 

 Es war nunmehr nötig, die Prismenfassung am Instrument so ein- 

 zurichten, daß kein Kitt zur Verwendung kam. Die Firma Zeiß hat 

 infolge dieser Versuche die Nickelfassung in Wegfall gebracht und das 

 Glasprisma (Fig. 3) direkt nur oben gefaßt. Durch diese Neueinrichtung 

 ist es nunmehr auch möglich, Säuren und Salzlösungen, welche die 

 Nickelfassung angreifen, zu bestimmen. 



Bei indifferenten Substanzen, wie Zucker, Extrakt und Alkohol 

 stellten sich keine Abweichungen ein, ebenso fielen die Bestimmungen 

 ein und derselben Salzlösung mit verschiedenen Prozentgehalten genauer 

 aus. Da es jedoch darauf ankommt, stets verschiedene Lösungen neben 

 einander bestimmen zu können, so sind sämtliche im nachstehenden 

 angegebenen Versuche mit dem neuen Instrumente angestellt, und es 

 konnten bis zum Schlüsse nicht die geringsten Abweichungen mehr 

 konstatiert werden. 



Wie oben erwähnt, ist es von größter Wichtigkeit für zu ver- 

 gleichende Beobachtungen stets bei derselben Temperatur zu arbeiten 

 und es ist dieses die Grundbedingung bei der in Frage kommenden 

 Art von Refraktometrie. 



Der Brechungsindex steigt bei sinkender und fällt bei steigender 

 Temperatur. Daß die Differenzen bei verschiedenen Temperaturen 

 sehr bedeutend sind, noch viel bedeutender als bei der Bestimmung 

 des spezifischen Gewichts, zeigt die nachstehende Skala für destilliertes 



