H. Matthes u. B. Wagner: Quant. Bestimmg. wässeriger Lösungen. 247 



Wasser und verschiedenprozentige, den vollen Skalenbereich des 

 Instrumentes umfassende Chlornatriumlösungen. 



Skalenteile und Brechungsindices für dest. Wasser bei 10—30° C. 



Die Differenzen für 1° C. bewegen sich in der 4., 5. und 6. Dezimale 

 des ßrechungsindex. 



Reduktionstabelle 



der Refraktometerabiesungen auf die Normaltemperatur von 17,5° C. 



Korrektion für den Bereich der Skalenteile von 12,5 — 105. 



No. 1. Skalenbereich 12,5—17,5 für dest. Wasser 



Die zwischen 17,5° und 30° liegenden Skalendififerenzen sind zu 

 den bei der betreffenden Beobachtungstemperatur abgelesenen Skalen- 

 teilen zu addieren, die von 17,5° abwärtsliegenden von den gefundenen 

 Werten zu subtrahieren. 



Auf Grund nachstehender Tabelle war die Annahme wohl be- 

 rechtigt, daß die Differenzen bei den verschiedenen Skalenteilen für 

 chemisch nahe verwandte Salze unter gleichen Umständen die 

 gleichen seien. 



