256 H. Matthes u. B. Wagner: Quant. Bestimmg. wässeriger Lösungen. 



Abgesehen von den innerhalb der unvermeidlichen Fehlergrenzen 

 liegenden Differenzen der bisher üblichen Methoden machten sich keine 

 weiteren Unterschiede bemerkbar. 



Was die weitere Verwendbarkeit des Refraktometers anlangt, so 

 bildet dasselbe, wie schon Grrober bei seinen ersten Versuchen erwähnt, 

 ein ausgezeichnetes Hülfsmittel, rasch und sicher Normal-Reagenz- und 

 sonstige Substanz -Lösungen nachzuprüfen. "Wie bekannt, dürften 

 Normal-Lösungen im eigentlichen Sinne des Wortes selten in den ver- 

 schiedenen Apotheken und Laboratorien genau übereinstimmen. 



Infolge der Fehlergrenzen an Meßgeräten, ^) die selbst bei geeichten 

 noch als ziemlich hoch bezeichnet werden können, — 

 z. B. 100 com Kolben -{- 0,2 com, 

 1—2 „ Pipette 0,01 „ 

 2-10 „ „ 0,02 „ 



10-30 „ Büretten 0,03 „ 

 30—50 „ „ 0,05 „ 



dürften sehr leicht Unterschiede entstehen. 



Die unvermeidlich vielen Manipulationsfehler, sowie die gestatteten 

 Difierenzen bei Gewichtssätzen sind von mehr oder weniger bedeutendem 

 Einfluß. 



Auch die durch Alter bedingte, häufig äußerlich nicht erkennbare 

 Veränderung der Normal-Lösungen, sowie das individuelle Farben- 

 unterscheidangs vermögen beim Reaktionsumschlag führt Differenzen 

 herbei. 



Als grelle Beleuchtung dieser Ausführung mögen die refrakto- 

 metrischen Bestimmungen von Normal-Lösungen aus 11 verschiedenen 

 Apotheken und die Werte von Grober*) mit den für die Bearbeitung 

 der Tabellen äußerst sorgfältig hergestellten verglichen werden. Siehe 

 Tabelle. 



Als Beweis für die richtige Titerstellung der letzteren spricht 

 der Umstand, daß die gefundenen Skalenteile derjenigen Lösungen, die 

 tabellarisch bearbeitet wurden, den verlangten Werten vollkommen 

 entsprachen. Auch ist die Genauigkeit der Lösungen, wie früher 

 erwähnt, durch verschiedene quantitative Bestimmungen bestätigt. 



Bei Kali- und Natronlaugen ist die Methode nicht so ohne weiteres 

 anwendungsfähig, da hierbei die Bereitung eine zu verschiedene ist. 

 Auflösen von Natrium-Aethylat, Entfernen der Kohlensäure mit Kalk etc. 



Die Vorteile der optischen Bestimmungen liegen in der raschen 

 und exakten Ausführbarkeit, welche diejenige der Titration noch über- 



^) Bekanntmachung betr. die Eichung ehem. Meßgeräte vom 26. VIT, 1893. 

 2) Grober, Zuckerbestimmung im Harn. Zentrbl. f. innere Medizin, 

 1900, No. 8. 



