L. Lc^\'in , Eiu neuer Extractionsapparat. 



75 



meistens ist die Zerlegbarkeit der Apparate mit Schwierigkeiten ver- 

 knüpft und deswegen eine leichte und gründliche Reinigung nicht 

 möglich. 



Ich habe deswegen in Gemeinschaft mit der Firma Gustav 

 Christ vorm. Clirist & Schalles^ den nachfolgend abgebildeten 

 continuirlich arbeitenden Extractions- und Destillationsapparat con- 

 struirt, der nach meinen bis- 

 herigen Yersuclien wirklich 

 das zu leisten im Stande ist, 

 was ich von einem solchen 

 Apparat soeben gefordert habe, 

 nämlich : 



1) Continuirliche Extraction 

 mit heissen Extractionsmitteln, 



2) Continuirliche Extraction 

 mit abgekühlten Extractions- 

 mitteln, 



3) AViedergewinnung des 

 verwandten Extractionsmittels 

 aus dem fertigen Extract durch 

 directe Destillation. 



Der ganze Apparat besteht 

 der Hauptsache nach aus drei 

 leicht auseinanderzunehmen-- 

 den Theilen: 



C, der kupfernen, verzinn- 

 ten Blase, 



B^ dem kupfernen Extrac- 

 tionscylinder , der nicht mit 

 seinem Boden auf der Blase 

 aufsteht, sondern, wie es die 

 Zeichnung darthut , an seinem 

 unteren Ende einen in der 

 Wand durchbrochenen, mit der Aussenluft communicii-enden Hohl- 

 raum besitzt. Im Extractionscyünder befinden sich drei leicht heraus- 

 nehmbare Siebböden , welche die zu extrahirenden Massen zu tragen 

 haben. Der schräg geneigte feste Boden des Cylinders schliesst den 



1) Berlin, Schmidstrasse 33. 



