Luft. 223 



zwar nicht wissonscliaftlich gonaiie, aber für den Zweck ausreichende, appro- 

 ximative Bestimmungen gestattet. Das Verfahren beruht darauf, dass ver- 

 dünntes Kalkwasser auf einem mit I'honolphtalein präparirten Papier einen 

 violettrothon Fleck erzeugt, welcher an der Luft, in Folge der Einwirkung 

 der in derselben enthaltenen CO^, wieder verschwindet und zwar um so 

 rascher, je grösser der CO^gehalt der Luft ist. Bei richtiger Verdünnung 

 dos Kalkwassers und passender Dicke, Porosität und Präparirung des Papiers 

 ist die Reaction eine sehr emjifiudliche, so dass z. B. die rothe Färbung 

 des Fleckens, welcher durch einen Tropfen der Kalklösung auf dem Papier 

 erzeugt wird, in normaler Luft (0,3 7oo CO^) erst nach 20 Minuten, und in 

 einer Luft mit T'/uo CU'^ schon nach 8 Minuten völlig verschwindet. Der 

 Grad der Verdünnung des Kalkwassers, die notliwendige Beschaffenheit des 

 Papiers, sowie die richtige Iraprägnirung desselben sind durch eine grosse 

 Anzahl von Versuchen empirisch festgestellt worden. 



Ein für 300 — 350 Versuche ausgerüsteter Apparat nebst Gebrauchs- 

 anweisung kann zum Preise von 3 Mark von C. Desaga in Heidelberg bezo- 

 gen werden. 



Th. Denecke behandelt die Frage der Bestimmung der Luftfeuchtigkeit 

 sowohl hinsichtlich der verschiedenen Methoden der Ausführung, als der 

 Bedeutung der Luftfeuchtigkeit für die Hygiene. Zur Erzielung eines raschen 

 und sicheren ürtheils sind folgende Bedingungen zu erfüllen: 1) Zur Mes- 

 sung des "Wassergehaltes muss ein handlicher und nicht leicht veränderlicher 

 Apparat gegeben sein, der in kurzer Zeit ein möglichst genaues Resultat 

 liefert. 2) Die Ergebnisse der Messung müssen in einer Maasseinheit aus- 

 gedrückt werden, welche die directe Vergleichbarkeit verschiedener Resul- 

 tate gestattet und ausserdem den hygienischen Bedürfnissen dadurch Rech- 

 nung trägt, dass sie den eigentlich schädigenden oder bekömmlichen Einfluss 

 der Luftfeuchtigkeit berücksichtigt. 3) Das normalerweise zu verlangende 

 Maass von Luftfeuchtigkeit, bezw. die Grenzen, innerhalb deren dieses Maass 

 ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens schwanken darf, müssen so exact 

 wie möglich festgestellt sein. — ad 1) kommt D. zum Resultate, dass zu 

 diesem Zwecke das Schleuderpsychrometer den übrigen Methoden (Wägungs- 

 methode, Regnault's und Koppe's Hygrometer, August's Psychrometer) vor- 

 zuziehen sei. Als Schleuderpsychrometer würden zwei in 7» " getheilte 

 Thermometer benutzt, die ausgezeichnet unter einander übereinstimmten, 

 und an deren oberen Enden durch eine mit einer Oese versehene Messing- 

 kapsel geflochtene Schnüre von solcher Länge befestigt waren, dass die Ent- 

 fernung der Handhabe bis zum Gefäss des Thermometers 1 m betrug. Die 

 Kugel des einen Thermometers wurde mit einer doppelten Lage Musselin 

 umwickelt und vor dem Gebrauche in destillirtes "Wasser getaucht. Die so 

 aufgenommene "^''assermenge genügt nachweislich für mehrere Bestimmungen. 

 Zunächst wurde das trockene und dann das feuchte Thermometer geschwun- 

 gen, und zwar mit solcher Geschwindigkeit, dass in jeder Secunde eine 

 Umdrehung vollendet war. 100 Kreisschwingungen reichten unter allen 

 Umständen aus, um jedes der Thermometer auf einen festen Stand kommen 

 zu lassen , den es durch weitere Schwingungen nicht änderte. Die Ablesun- 

 gen müssen unter nicht zii starker Annäherung der Thermometer an den 

 Körper vorgenommen werden, weshalb auch die Theilung der Skala möglichst 

 deutlich sein muss. Da der Radius des Schwingungskreises 1 m misst und 

 in der Secunde eine Schwingung gemacht wird, so beträgt die Geschwindig- 

 keit, mit welcher sich das Thermometergefäss bewegt, ca. 6,3m pro See; 

 dies entspricht etwa der mittleren "VV'^indgeschwindigkeit im Freien. Die Cou- 

 stante a in der zui- Berechnung der Feuchtigkeit von Regnault angegebenen 

 Formel [e=e' — a{t — V)h\ wurde für das Schleuderpsychrometer zu 0,000706 

 gefunden, ad 2) Für die hygienische Beurtheilueg der Luftfeuchtigkeit so- 

 wohl im Freien, wie in geschlossenen Räumen hält Verf. das Sättigungs- 

 deficit entschieden für den correctesten und geeignetsten Maasstab. Für 



15* 



