36 



Sinusmanometret, 

 et Apparat til \laaling af smaa Differenser i Lufttrykket, 



af 

 Professor Julius Thomsen. 



Apparatets Indretning. Sinusmanomelret, som i sin simpleste 

 Skikkelse er afbildet i vedstaaende Træsnit, bestaaer af en flad 

 cylindrisk Metalkapsel, 10 Centimeter i Diameter og 2 Centimeter 



dyb, hvis forreste Side er dækket af et planslebet Glas. Fra 

 Cylindrens Væg gaaer en horizontal Metalplade a ind imod 

 dens Axe, idet den slutter tæt saavel til Cylindrens Rand som 

 til dens forreste og bageste Grundflade. I Cylindrens Axe, 

 altsaa i Enden af Pladen a, er der anbragt en Vinge b af Alu- 



