38 



da haves følgende Ligning imellem Udslaget og TrykdifTerensen : 



p . r . sin X = ^^R . A .y . s 



eller 



R.A .s 



som udtrykker, at Sinus til Udslagsvinklen er propor- 

 tonal med Trykforskjellen. 



Den coustante Factor 



, EAs 



2 pr 



kan imidlertid antage forskjellige Værdier ved en forskjellig Stilling' 

 af Skyderne paa Vingens Viser, idet derved Systemets Tyngde- 

 punct flyttes, og Størrelsen r kan altsaa gjøres saa lille, som 

 man ønsker det, d. v. s. Apparatets Følsomhed kan ændres 

 efter Behag ved Flytning af den lille Skyder paa Viseren. 



Der staaer endnu tilbage ved Forsøg at eftervise, at denne 

 Proportionalitet imellem Trykket og Sinns til Udslagsvinklen 

 finder Sted. Da det vilde være umuligt at maale Trykdifferensen 

 directe paa Grund af dens overordentlige Lidenhed, sammenlig- 

 nede jeg Manometrets Udslag med Hastigheden af den Luft- 

 strøm, som Trykdifferensen vilde kunne frembringe. I en større 

 Aabning, som stod i Forbindelse med en Skorsteen, i hvilken 

 Trækket efter Behag kunde reguleres, blev et almindeligt Ane- 

 mometer anbragt, og samtidigt blev Manometrets Aabning d ved 

 et længere Glasrør sat i Forbindelse med Luften omkring Ane- 

 mometret. Da dette angiver Luftens Gjennemstrømningshaslig- 

 hed, medens Manometret giver den Trykdifferens, som frem- 

 bringer Bevægelsen, faaer man altsaa derved et Middel til at 

 controllere Apparatet, idet den gjennemstrømmende Lufts Hastig- 

 hed skal være proportional med Qvadratroden af Trykforskjellen; 

 man faaer altsaa følgende Relation , idet man sætter Luftens 

 Hastighed til Ji, 



h = N Vsin X 



