РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДПЦШ. 221 



Приложете Л? 4. 



Ошъ ПО гидрологйческймъ работамъ, произведеннымъ въ те!ен1е первой зимовки и 



Съ постановки шхуны на зимовку наблюденхя надъ температурами и 

 удельными в-Ьсами подледной воды и изм^ренхе толщины льда производи- 

 лись въ течеше октября ежедневно. 



Конецъ октября совпалъ съ уходоыъ моиыъ въ санную поЬздку для 

 устройства депо на Восточномъ Таймырскомъ полуостров'Ь и за время моего 

 отсутств1я наблюден1я велъ зоологъ экспедищи г. А. А. Бялынпцк1Й-Би- 

 руля. Послй возвращения изъ по'Ьздки въ первыхъ чпслахъ ноября я началъ 

 сер1альныя наблюденхя надъ температурами воды на рейд-Ь черезъ '/з метра 

 термометрами Nе§^е^1;^ & 2атЬга и опред^ленхя уд'Ьльныхъ в-Ьсовъ съ раз- 

 личныхъ слоевъ, доставая воду батометрами Петерсена. Означенныя на- 

 блюден1я продолжались въ течен1е ноября, декабря, января и Февраля м-Ься- 

 цевъ еженед'Ьльно, наблюдеп1я же надъ поверхностнымъ слоемъ воды про- 

 изводились по возможности ежедневно. 



Наблюден1е надъ температурами воды на глубин'Ь я также д-Ьлалъ 

 при помощи батометровъ Петерсена, одинъ изъ которыхъ былъ присоб- 

 ленъ для закрывания на желаемой глубине грузомъ, опускаемымъ по линю. 

 Придонную воду я доставалъ также и доннымъ батометромъ Гамберга, 

 главнымъ образомъ, для изсл-Ьдован^я этого батометра при нпзкихъ зимнпхъ 

 температурахъ. 



Производство наблюдений въ теченхе зимы было вообще связано съ н-Ь- 

 которыми нез'добствамп, вл1яющпми на полученные результаты. На воздух-Ь 

 возможно было отсчитывать только термометры Ые§геи1 & 2атЬга, да и 

 то не всегда, такъ какъ небольшое замедлен1е давало при нашпхъ темпера- 

 турахъ ошибочный ре.зультатъ въ отсчетЬ, Толстый столбикъ ртути и не- 

 большой резервуаръ въ термометр* въ верхнемъ его конц-Ь подверженъ 

 изм-бненхямъ ; отъ холода при 1: около — 30° С термометры давали иногда 

 отсчетъ ниже дЬйствительнаго на — 0?2, при перенос* въ теплую лабора- 

 тор1ю, нагр-Ьтую часто до н- 1 5° С, термометръ показываетъ выше иногда 

 до -+-0?1. Изм*рен1е температуры въ батометр* приходилось д*лать въ 

 лаборатор1и, при чемъ очень часто за время переноса прибора отъ про- 

 руби въ лаборатор1Ю въ изолпрующихъ отд*лен1яхъ усп*валъ образоваться 

 ледъ, а въ центральномъ отдЬлеп1и вода охлаждалась ниже дМствительной 

 температуры; наблюдеихе въ такомъ случа* приходилось переделывать все 

 вновь, при чемъ батометръ необходимо было высушить, такъ какъ влажный 



