219 



dette er meget uheldigt ved disse Undersøgelser, da det tidt er 

 vanskeligt at undgaa Fordampning af Opløsningsmidlet, og Tiden 

 er indskrænket, fordi disse iVIaalinger kun kunne ske ved An- 

 vendelse af Sollys. Er den brydende Vinkel saa lille, kan man 

 heller ikke se de Fraunhoferske Linier, og dette gjør det umu- 

 ligt at anvende den almindelige Fremgangsmaade. Ved mine 

 forannævnte Forsøg dannede jeg derfor først et objektivt Spek- 

 trum, stillede Goniometrels Spalte paa forskjellige Punkter i 

 dette Spektrum og bestemte Afvigelsen i Vædskeprismet for det 

 Lys, som trængte gjennem Spalten. 



Ved de Forsøg, som her skulle omtales, har jeg forsøgt at 

 gaa en noget anden Vej, hvorved de nævnte Vanskeligheder ere 

 hævede. 



Benyttes Prismer med en brydende Vinkel af omtrent 1°, 

 kan man i Stedet for Udtrykket for Brydningsforholdet 



sm -^ 



• P 

 sm- 



hvor a er Afvigelsen i Hovedstillingen, p den brydende Vinkel, 



a-f-p 

 sætte n ^= — - . 



P 



Det gjælder nu om at maale a og p med Mikrometret, og der- 

 ved er altsaa n bekjendt. 



Til disse Forsøg anvendte jeg et stort Spektroskop, som 

 tilhører Universitetets fysiske Samling. Objektivlindsens Brænd- 

 vidde er omtrent 42 Centimeter; der benyttedes i Heglen en 

 Forstørring af 30 Gange. Okularet kan forskydes i vandret 

 Retning ved Hjælp af en Mikrometerskrue, hvis Tromle er ind- 

 delt i 50 Dele, hvoraf igjen Tiendedele med Lethed lade sig 

 aflæse. Dreies Tromlen ^^ af sin Omkreds, forskydes Okularet 

 0.0000812 Centimeter, denne Størrelse er benyttet til Enhed ved 

 alle de følgende Maalingcr; den svarer til en Vinkel af omtrent 

 0.4 Sekunder. 



Langs hen ad Okularrøret var anbragt en .Millimelerskala, 



15* 



