221 



Forlænges PO tilbage, vil den skære MS" i F og en Perpen- 

 dikiilær S"T paa MS" i T. Drages OQ lodret paa MO, faas 



OQ = MOcosi = 2gtg6cosi, 

 naar e er Glaspladens Tykkelse. 



Figuren viser tillige, at 



S"v " vq "" 'i '' 



a 



5"r='^^^a-2.tg6 



og <b i = -' ^— a — 2étg6cosi. 



cos % 



Man udmaaler nu med Mikrometret Afstanden mellem Billederne 



af 5" og T i Kikkerten; kaldes denne Afstand rf, faas 



A __ f 

 S"T a ' 



, 2tcncos6 ,. lef ^ , 

 cl = -^ ^y — -^tg6( 



'COSZ. 



cos i ^ a 

 Drejes Glaspladen 180°, faas derimod 



^, ^Ijfuc^sb. ief 

 COS I a 



idet (f sættes negativ og der ikke tages Hensyn til Retningen 

 af cl. Heraf følger igjen 



d' — d e cos^esinj 



d' -\- d <pa n^ — sin^i 

 Kaldes denne Størrelse a, saa er 



e cos'^tsinz 



Foretages derpaa en ny Indstilling af Kikkert og Kollimator, 

 uden at deres Stilling forandres, altsaa med samme Værdi af i, 

 saa haves igjen 



, , e cos^i sini 



cia = _ ^„ . = aa, 



<p n' — sm^i 



hvor a' og a ere de nye Værdier af a og a. Tillige bliver 



<^''^7 '^ p' 



