330 H. Frerichs u. G. Rodenberg: Arsenbestimmung. 
Inzwischen wurde das Erscheinen der Arbeit von ©. Mai und 
H. Hurt in der Zeitschrift für Untersuchungen der Nahrungs- und 
Genußmittel angekündigt. Aus diesem Grunde stellten wir unsere 
Versuche einstweilen ein. j 
Mai und Hurt gaben auf Grund ausführlicher Untersuchungen 
einen Apparat an, welcher aus einem U-förmigen Rohr besteht, dessen 
Schenkel mit Gummistopfen verschlossen sind. Durch den einen 
Gummistopfen führt ein zweimal gebogenes Trichterrohr, sowie die 
Anode, durch den anderen ein Trichterrohr mit Glashahn, das Gas- 
ableitungsrohr und die Kathode. Als Elektroden dienen Bleiplatten 
aus reinstem Blei in etwa 1—2 mm Stärke. Das entwickelte Gas 
wird alsdann durch ein kleines Glasrohr geleitet, welches mit Bleiessig 
getränkte Bimssteinstücke enthält. Als Absorptionsgefäß dient ein 
besonders konstruiertes Kugelrohr mit 5—6 Kugeln, ähnlich einer 
Peligot’schen Röhre mit mehreren Kugeln, wobei die Kugeln sich 
nach und nach bis etwa 2cm von der Horizontalen erheben. Das 
U-Rohr wird mit 12%iger Schwefelsäure etwa zur Hälfte gefüllt. Die 
Verfasser fanden, daß sowohl Arsentrioxyd, als auch Arsenpentoxyd 
zu Arsenwasserstoff quantitativ reduziert wurden, jedoch wurde bei 
Anwendung von 0,25—0,02 mg arseniger Säure, bezw. Arsensäure, 
etwa dreistündige Stromeinwirkung erfordert. 
Versuche, die wir mit diesem Apparat anstellten, ergaben dessen 
Brauchbarkeit. Als besonders praktisch erwies sich das Absorptionsrohr. 
Wenig vorteilhaft erschien uns aber bei dem Verfahren die lange 
Zeit, welche zur vollständigen Reduktion nötig ist, besonders da bei 
unseren früheren Versuchen mit dem Trotman’schen Apparate nur 
eine halbstündige Stromeinwirkungsdauer erforderlich war. Da aber 
bei dem Trotman’schen Apparat das Pergamentpapier so schnell 
zerstört wird, suchten wir nach einem Ersatz für dasselbe. Mai und 
Hurt hatten bereits mit Tonzellen Versuche angestellt, die aber Ver- 
luste an Arsen ergaben, da Arsen von denselben hartnäckig zurück- 
gehalten wurde. 
Als zweckmäßig fanden wir folgende Konstruktion des Apparates: 
Eine Tonzelle von etwa 3—4 cm Durchmesser wurde in der Höhe von 
etwa 5 cm abgeschnitten und alsdann ein passendes Glasrohr von 20 cm 
Länge mit einem Kautschukkitt eingekittet. Die Röhre wurde durch 
einen Gummistopfen verschlossen, durch den Tropftrichter, Kathode 
und Gasableitungsrohr führten. Im übrigen wurde die Anordnung des 
Trotman’schen Apparates mit kleinen Aenderungen beibehalten (siehe 
Abbildung). Das Gasgemisch wurde alsdann durch ein Glasröhrchen 
geleitet, welches mit Bleiessig getränkte Bimssteinstückchen enthielt, 
und dann die von Mai und Hurt empfohlene Absorptionsröhre gebraucht. 
