394 Car. Boxr og K. Å. HASSELBALCH. 
Denne Thermostat, der ved. en ydre Temperatur påa 
omkring 15? tillader Indstilling paa Temperaturer mellem 20” 
og 50?, reguleres med en til Formaalet tilstrækkelig Nøjagtig- 
hed. I Dagens Løb vil Temperaturen i dens Indre som Regel 
svinge ca. 0,17, men ved Pasning er det let at holde Tempe- 
raturen i det mindste 3 Timer igennem med en Nøjagtighed 
Sy KUE DSE 
Det drejer sig væsentlig om ved Indstilling paa r (Fig. 1) 
at sikre sig, at Strømmen gaar ligesaa lang Tid ('/2 Min.) 
gennem Hovedledningen alene som gennem denne og Regu- 
lationsledningen, altsaa at Regulatoren slutter og bryder ret 
nøje hvert halve Minut. Heraf kan maaske sluttes, at det 
vilde have været heldigere, om Bi Ry var opspændt udenfor 
Thermostaten. En anden utvivlsom Forbedring af det be- 
skrevne Arrangement vilde bestaa i at anbringe hele Thermo- 
regulatoren, ogsaa Glasdelen med Kviksølv, inde i Thermo- 
statrummet. 
Kalorimetret (se Fig. 2). Princippet — Kalorimetri ved 
Hjælp af Thermoelektricitet — er angivet af d'Arsonval". 
Det af os anvendte enkelte Thermoelement er af Konstantan- 
Kobber. Anordningen ses let af Figuren. Kalorimetret be- 
staar af to ganske ens Cylindre af tyndt Kobber (Længde 
12em. Vidde 8m; Vægtykkelse "/3mm=) forbundne ved Konstan- 
tantraad £, som er loddet til Midten af hver Cylinders Side. 
Fra den modsatte Side af Cylindrene fortsættes Ledningen 
med tyk overspunden Kobbertraad (TTT) ud gennem Huller 
i Kobberkassen og Thermostaten til Galvanometret g. Paa 
Vejen er indskudt 2 Kviksølvnøgler QQ, hvor Enderne af 
Kobbertraadene er amalgamerede. 
Naar det ene Konstantan-Kobber-Lodsted opvarmes ved 
en i Cylindren anbragt Varmekilde, vil der gaa Strøm i 
Ledningen fra Konstantan gennem det varme Lodsted til 
Kobber, og Galvanometret vil gøre Udslag. 
] d'Arsonval: Journ. de ''Anatomie et de la physiologie. 1886. P., 156. 
12 
