Om Fosterets Varmeproduktion og Stofskifte, 395 
For nu at forstørre dette Udslag, der jo er en Funktion 
af Temperaturdifferensen mellem Lodstederne, er hver Cylinder 
omgiven af en lidt større, paa Udsiden blanktpoleret Kobber- 
cylinder; de to samhørende Cylindre berøre intetsteds hinanden; 
den indre fastholdes i den ydre fortil ved en isolerende Skrue- 
ring. De Stykker Konstantan- og Kobhbertraad, som forløber i 
Luftrummet mellem dem, er isolerede fra Cylindervæggene og 
føres ud gennem en Kautschukprop i den korte Tuhbus, hvori 
hver ydre Cylinder bagtil ender. 
Fortil lukkes.de Rum i Kalorimetret, hvør Forsøgsobjektet 
anbringes, ved lufttæt sluttende Ebonitlaag, som i den Kalo- 
rimeterhalvdel, hvor Ægget er anbragt, er gennemboret til 
Passage for 2 Glasrør, i den modsatte til Passage for en 
Slynge af tynd Modstandstraad. Naar der gennem denne 
Slynge, hvis Modstand er kendt, sendes en Strøm I Ampére, 
hvis Styrke aflæses paa en Strømmaaler, og som netop opvarmer 
det ene Lodsted lige saa meget som Ægget det andet, vil der 
aabenbart ingen Thermostrøm fremkomme, Galvanometret vil 
blive i Ko, og Æggets Varmeafgift er pr. Sek. 0,239 7?7, naar 
r er Traadslyngens Modstand i Ohm. Dette forudsætter dog, 
at de to Dobbeltcylindre reagere aldeles ens for lige store 
Varmekilder, altsaa at Ledningen gennem deres Vægge og 
Udstraalingen fra deres Overflader er lige store. Ved en 
Række indledende Forsøg viste dette sig for det anvendte 
Apparats Vedkommende at være Tilfældet; skulde ved et 
Apparat de to Cylindre ikke være fuldstændig ens, vil en 
Korrektion let kunne indføres i Beregningen. 
Kalorimetret er opstillet i Midten af K. Hver Dobbelt- 
cylinder hviler fortil paa en smal Ebonithalvring, bagtil fast- 
holdes den af en korkbeklædt Klemme. Straaling fra den 
ene til den anden forhindres ved en matsort Skærm. Ogsaa 
Ventilatorens Vinge er sortmalet. Ægget hviler paa en lille 
Glasring og berører ikke Kalorimetrets Væg. 
Galvanometret g var i de første Forsøg et Meissner's Spejl- 
B 
