326 Car. Boar og K. Å. HASSELBALCH. 
galvanometer. Udslaget aflæstes i Kikkert paa en Skala i 
1,5 M.s Afstand. Hver Millimeter paa Skalaen svarede til en 
Varmeproduktion af 0,15 Gr. Kal. pr. h. — I de fleste Forsøg 
er der for at undgaa Indflydelsen af vagabonderende Strømme 
anvendt et Pansergalvanometer af du Bois fra Siemens & 
Halske. Med den Astatisering, som er anvendt i Forsøgene, 
svarer til hver Millimeter paa Skalaen en Varmeudvikling af 
ca. 0,54 Gr. Kal. pr.h., men da Udslag paa indtil 0,2=m med 
Sikkerhed kan bestemmes, i alt Fald som Middeltal af talrige 
Aflæsninger — ved hurtig Brydning og Slutning med een af 
Kviksølvnøglerne Ø — er den mindste maalelige Varmeudvik- 
nsten rEklSprAk: 
Maalemetoden. Da Galvanometerudslaget er proportionalt 
med Temperaturdifferensen, vilde man kunne anvende det som 
direkte Maal for Æggets Varmeproduktion. Grundene til, at 
den ovenfor beskrevne Maåalemetode — ved kompenserende 
Varmestrøm i den anden Cylinder — er foretrukken, er to. For 
det første bliver man derved uafhængig af mindre Forandringer 
i Galvanometrets Følsomhed. For det andet er, som Henri- 
ques! har gjort opmærksom paa, Kalorimetrets Temperatur, 
naar Varmekilden er anbragt deri, afhængig af den Hurtighed, 
hvormed Luftlagene i dets umiddelbare Nærhed fornyes, altsaa 
af Ventilationshastigheden. Naar som i vore Forsøg begge 
Cylindre under Maalingen holdes lige varme, bliver man 
aabenbart uafhængig af denne Faktor. Disse Fejlkilder kan 
under Omstændigheder være af megen Betydning, og en Nul- 
metode, som den anvendte, er derfor altid at foretrække; 
saaledes som Forholdene var i vore Forsøg, var de nævnte 
Fejlkilders Indflydelse forøvrigt kun ringe, idet Forskellen 
mellem Varmeproduktionen bestemt dels ved det iagttagne 
Udslag og dels ved Størrelsen af den kompenserende Varme- 
strøm næsten altid har været rent ubetydelig. 
Foruden den til Kalorimetret af Ægget i et Tidsrum af- 
1 V. Henriques: Centralblatt fir Physiologie. XVI. 1902. P. 262. 
14 
