i … 
Om Fosterets Varmeproduktion og Stofskifte. 331 
sig, at Galvanometrets Udslag fra Begyndelsen er for stort og 
under Observationer tagne med f. Eks. 5 Minutters Mellemrum 
langsomt, men tydeligt, aftager, indtil det kommer i Ko i 
Løbet af ca. 2 Timer. Omvendt, hvis Temperaturen i For- 
vejen var lavere. Dette betyder aabenbart, at Æggets Tem- 
peratur svinger med Omgivelsernes, men meget langsommere, 
som rimeligt er. Ingen kalorimetrisk Bestemmelse er derfor 
fuldt paalidelig, med mindre haade Thermostatens Temperatur 
og Galvanometrets Udslag er konstante gennem et længere 
iidsromr tt. Ex. ca: 1.Time: 
Som ovenfor nævnt foregaar Varmemaalingen ved Bestem- 
melse af den kompenserende Strøm, d. e. den Strøm, der 
fører Galvanometrets Udslag tilbage til 0. Denne Strøms 
Styrke reguleres ved en Rheostat og bestemmes ved Hjælp af 
et Milliampéremeter (prøvet af den tyske Rigsanstalt). 
Den passende Strømstyrke findes mest praktisk paa følgende 
Maade. Viser den sig i Løbet af de første 40 Min. at være 
for lille, saa at Galvanometrets Nulpunkt ikke helt er naaet, 
beregnes den nøjagtige Varmeproduktion let ved Addition af 
den kendte kaloriske Værdi af det manglende Antal Millimetre 
paa Skalaen. Resultatet prøves derefter ved en Strømstyrke, 
der er lidt for stor, og endelig ved den rigtige Strømstyrke. 
Alle 3 Bestemmelser skal give samme Resultat. Hvor nøjagtigt 
dette Maal er naaet, derom giver følgende Forsøg en Forestilling: 
Æg paa 12te Rugedag anbragt i højre Cylinder. 
Opvarmningsstrømmen i venstre Cylinder svarer til 22,70 
Gr. Kal. pr. h. og gør et Galvanometerudslag af — 2,5 Milli- 
meter; da hver Millimeter svarer til 0,54 Gr. Kal. pr. h., kan 
den af Ægget udviklede Varme beregnes til 22,70 + 1,35 = 
24,05 Gr. Kal. 
Der prøves dernæst med en Opvarmning af venstre Cylinder 
svarende til 25,30 Gr. Kal. pr. h.; Galvanometrets Udslag er 
nu —2,5rm; heraf beregnes den udviklede Varmemængde 
til 25,30 — 1,35: =… 23,95. Gr: Cal. 
D.K. D. VID. SELSK. OVERS. 1903. .… 19 92 
