SUR VERREUR MOYENNE 
DE LA MESURE RELATIVE DE PENDULES 
AVEC VAPPAREIL SCHNEIDER, N? 14 
PAR 
LE GENERAL ZACHARIAE 
RESUME DE LA NOTE PRECÉDENTE 
Aprés quelques observations préliminaires sur Vappareil 
et la maniére de s'en servir pour les mesures de pendules, 
on passe, å Vart. I, au traitement du probléme. La résultante 
de toutes les sources d'erreurs est supposée décomposée en 
deux erreurs partielles, dont Pune, correspondant å Verreur 
moyenne (7), provient seulement de Verreur du temps déter- 
miné å VFObservatoire de Copenhague et de la transmission 
de ce temps å la station, tandis que Vautre, dont Verreur 
moyenne est désignée par (a), indique provisoirement le reste 
des erreurs. Les deux erreurs partielles sont exprimées au 
moyen des différences de séries d et des différences de groupes 
D, et ces expressions donnent les formules 
(ad)? = 2((d)+(d"7), (7)? = HIDE — (ap) 
2 40) +17, 
(d7? et (D)? désignant les valeurs moyennes de d? et D? et 
up Perreur moyenne du résultat de la station. Si dans ces 
formules. on introduit les valeurs numériques tirées de 19 sta- 
tions déterminées dans l'année 1901, on obtient 
(O=O (I =L 86 1 et mg == 185 743 1 1616 
en unités de la septiéme décimale de seconde du tlemps sidéral. 
A la fin de Varticle, on fait observer qu'entre autres 
choses on a ici négligé une erreur systématique æz; et Von 
37 
et 
