390 G. ZACHARIAE. 
de sorte que pour le carré d'erreur moyenne totale du résultat 
d'une station, on obtient 
(vp) z— v +43 — [139 
L'erreur moyenne est done plus grande que 11 å 12. 
Dans Vart. VII on examine Vinfluence du mouvement du 
support sur Vexactitude obtenue. La valeur moyenne de celle- 
ci, calculée d”aprés les résultats des 19 stations, est de 77.107, 
et le carré d'erreur moyenne correspondant aux déviations de 
cette valeur, est égal å 47. Si Pon ne tient pas compte du 
mouvement du support, le carré d'erreur moyenne s”augmente 
done de 47 et devient 
VP Al MEN ES BUE: 
L'exactitude des indications de V”heure de PObservatoire 
de CGopenhague est traitée dans Part. VII Elle nest pas 
indiquée par 7, mais par å, qui est moindre que 7, parce que 
T contient Verreur partielle uw, provenant de Virrégularité de 
marche de Vhorloge å la station. On trouve 
OOA 
et les indications d'heure de VObservatoire de GCopenhague 
s'appuyant sur ses horloges et contenant des erreurs qui pro- 
viennent de celles-ci, les déterminations astronomiques du 
temps, qui forment la base des indications d'heure, sont d'une 
exactitude plus grande que celle qui est indiquée par Perreur 
moyenne då. 
A Part. IX sont traitées les mesures de rattachement å 
Copenhague entre 1897 et 1900, au nombre d'environ 250, 
réunies en 11 groupes. Elles montrent une diminution évi- 
dente du temps Woscillation, s'adaptant en moyenne å la 
formule K — 130.76 (1— 6701887) . 10—7, 
T étant le temps å partir du 14 juin 1894 et exprimé en 
unités de 100 jours. Cette formule est déterminée par un 
calcul de compensation de 11 équations de condition å trois 
éléments imconnus, et donne pour Verreur moyenne (4) d'une 
des onze valeurs 
(gu)? == 147. 
La susdite formule exponentielle ne peut étre appliquée 
au-delå de VPannée 1900, car, pendant VPhiver de 1901, les 
constantes de Vappareil furent déterminées de nouveau, et les 
492 
