528 



A. Meyer: Flores Koso. 



ausgeführt. Die seitliche Bewegung wird durch eine Einrichtung be- 

 wirkt, die in ihrer Konstruktion sich anlehnt an den yon Dr. Engel 

 („Ztschr. f. Mikroskopie" XXV., 1908, S. 60) konstruierten Kreuz- 

 tisch mit automatischer Einstellung, den L e i t z in Wetzlar baut, 

 welcher zum Absuchen von Präparaten brauchbar ist, aber nicht 

 gestattet, das Präparat jedesmal um Sehfeldbreite weiter zu schieben. 



Fig 2. 



Suchtisch No. II, ein beweglicher Objekttisch 



mit genauer automatischer Einstellung auf den 



Durchmesser des Sehfeldes. 



An dem Suchtische II ist die die seitliche Bewegung bewirkende 

 Spindelschraube mit einer Vorrichtung mit zwei Zahnrädern ver- 

 bunden, welche es ermöglicht, die Querbewegung durch den in der 

 Abbildung nach unten gerichteten Hebel um ein bestimmtes Stück 

 weiter zu rücken. Durch Einstellung des Index (J in Fig. 4) auf eine 

 Teilung kann die Wirkung des Hebels so reguliert werden, daß er 

 zwischen 1 und 35 Zähne greift. Die Zahnräder sind nun so im Ver- 

 hältnis zur Steigung der Schraube hergestellt, daß die Verschiebung 



