A. Meyer: Floree Koeo. 



529 



um einen Zahn immer 0,1 nun beträgt. So ist es möglich, den Apparat 

 annähernd für jedes beliebige Sehfeld dessen Durchmesser zwischen 



<». I und .'>.."> nun h'egl . einzustellen, so daß dann bei jeder vollständigen 

 Auf- und Abwärtsbewegung des unteren Hebels das Objekt fast 

 genau um die Sehfeldbreite seitlich fortbewegt wird. Bei der Ein- 

 stellung noch übrig bleibende Bruchteile des Sehfeldes, welche 

 kleiner als 0,1 sind, gleicht man durch geringes Ein- oder Aus- 

 sclüeben des Tubus aus. Noch bequemer und vorzüglich auch 

 optisch vorteilhafter läßt sich diese Korrektur durch eine quadratische 

 Irisblende, die im Okular angebracht ist. ausführen, die man auf die 

 Größe der eingestellten Verschiebung nachträglich genau einstellt. 

 Des weiteren ist noch folgendes zu bemerken: 



Fig. 3. 



Suchtisch Xo. II von der Seite gesehen. Bei 



dieser Stellung der Hebel sind die Zahnräder 



ausgeschaltet. 



Gibt man den Hebeln der Vorrichtung die in Fig. 3 dar- 

 gestellte Stellung, so sind die Zahnräder völlig ausgeschaltet und 

 der Kreuztisch kann wie jeder andere Kreuztisch ohne die Ein- 

 steilvorrichtung benutzt werden. Hier ist also zuerst der obere 

 Klemmhebel K nach vorn gestellt. Ferner sieht man auf dem 

 unteren starken Hebelarm H. welcher zum Fortschieben des Zahn- 



Arcb. d. Pharm, nxxxxvi. Bds. :. n. t 34 



