DANS LES GAZ AUX PRESSIONS ÉLEVÉES. 11 
P jun A P ons A 
0.02 3.80 4.39241 0.24 45.67 4.3875 
0.06 11.50 4.3732 0.26 49.62 4.3813 
0.08 15.15 &.3996 0.28 93.34 4.385 
0.10 19.— 4.3923 0.30 51.24 k.3827 
0.12 22.90 k.3827 0.32 61.05 k.3815 
0.14 26.65 4.3882 0.34 64.98 4.371771 
0.16 30.59 4.3780 0.36 68.86 4.3748 
0.18 34.34 4.3827 0.38 72.65 k.3767 
0.20 38.23 4.31780 0.40 76.58 k.3122 
0.22 41.88 4.387 
La valeur de A est, comme on le voit et comme cela 
était à prévoir, sensiblement indépendante de la dé- 
viation. 
Nous avons donc adopté la valeur moyenne A = 4.383, 
ce qui nous donne pour la mesure du potentiel l'expres- 
sion 
V — 4.383 VS 
à étant exprimé en millimètres. 
Une seconde détermination de A, effectuée neuf mois 
plus tard, après un emploi constant de l’électromèêtre 
et un nettoyage complet de l'appareil, n’a pas donné de 
différence appréciable. | 
3. Régulation du potentiel. — La façon dont les 
expériences étaient conduites nécessitait l’emploi de 
potentiels constants et facilement réglables. Il était 
indispensable de pouvoir aisément en augmenter ou 
diminuer progressivement la valeur, soit lentement, 
soit plus rapidement, suivant les besoins de l’expé- 
rience. 
La constance du potentiel a été réalisée en interca- 
lant entre l’électromêtre et l’un des pôles de la machine 
électrostatique un système composé de deux bouteilles 
