DANS LES GAZ AUX PRESSIONS ÉLEVÉES. 13 
reliée à la terre, cette manœuvre pouvait être exécutée 
sans inconvénient et sans risque de recevoir des se- 
cousses désagréables. 
La substitution de deux pinceaux métalliques à deux 
pointes permet d'arriver au régime de l’effluve pour une 
distance beaucoup plus petite et favorise la bonne régu- 
lation du potentiel. Grâce à ce dispositif, on pouvait 
suivre à l’électromètre, dans de plus larges limites, 
toutes les fluctuations imprimées au potentiel par la 
variation de distance des pinceaux. 
4. Tube à décharge (fig. ? et 3 A). — L'appareil 
contenant les différents gaz étudiés devait être en pre- 
mier lieu suffisamment résistant et étanche pour sup- 
porter de fortes pressions intérieures. Le dispositif le 
plus simple remplissant cette double condition nous a 
paru être le tube laboratoire en verre, employé généra- 
lement avec la pompe de compression dans les expé- 
riences de cours sur la liquéfaction des gaz'. C’est un 
tube de ce genre, convenablement modifié, qui a servi 
à toutes nos mesures ; nous l’apellerons, pour abréger, 
tube à décharge. C’est donc le classique dispositif de 
Cailletet avec sa cuve à mercure que nous avons em- 
ployée pour la production des hautes pressions. Ce 
dispositif étant bien connu, nous n’insisterons pas sur 
sa description et son fonctionnement. 
Après divers tâtonnements et d’assez nombreux essais, 
nous avons obtenu un tube à décharge suffisamment 
résistant dont les dimensions sont les suivantes : dia- 
mètre intérieur, 0.35 cem.; diamètre extérieur, 1.0 cm.; 
longueur soumise à la pression, 22 cm.; longueur to- 
tale, 48 cm. 
! Dispositif de Cailletet. 
