18 RECHERCHES SUR LA DÉCHARGE DISRUPTIVE 
en communication directe avec la pompe. De cette ma- 
nière la pression exercée était la même dans les trois 
cuves 4, Bet C composant notre appareil fig. 3. 
Le premier manomètre H, nous à servi à mesurer les 
pressions de 2 à 12 mêtres de mercure; le second M, 
celles de 12 à 65 mètres. 
Graduation des manomètres. — Après avoir effectué, 
en nous basant sur la loi de Mariotte, un calcul préli- 
minaire qu’il est superflu de reproduire ici, nous avons 
construit les deux manomètres, en leur donnant les 
dimensions suivantes : 
Man. M, Man. M, 
cm cm 
Long. du tube extérieur à la cuve... 78 77.5 
» » plongeant dans la cuve 
à. MÉTCUTE. ee 26 26 
» sTOtal6 OT UDE: tree 104 103.5 
Diamètre extérieur du tube ......... 0.8 0.93 
» PACE RIEUR US ee de 0.02 0.02 
Renflement du tube (dimens. intér.).. 1.9 X2.5 1.9 X 9.5 
Après avoir soigneusement lavé et desséché ces tubes 
manométriques, nous les avons calibrés avec du mer- 
cure et avons déterminé leur volume total, de même 
que les volumes partiels, entre un certain nombre de 
points de repère convenablement choisis sur la longueur 
du tube soumise à la pression. 
Le calibrage effectué, les tubes ont été fixés à la glu 
marine sur les manchons de laiton ». Nous avons alors 
procédé à leur remplissage, en notant la température et 
la pression barométrique à cet instant. Puis nous avons 
construit pour chaque manomètre la courbe des volumes 
en fonction de la pression, en portant en abscisse les 
pressions p (en mêtres de mercure à 0°), et en ordon- 
nées les volumes v (en cm'}), PI. IT. 
