DANS LES GAZ AUX PRESSIONS ÉLEVÉES. 19 
De cette façon nous avons obtenu pour les points de 
repère de nos manomètres les valeurs suivantes, mesu- 
rées directement sur les courbes : 
Pressions en mètres de mercure à 0° 
EE — 
— 
N° du repère Manomètre M, Manomètre M, 
m m 
ES PATES HAE NS A 2.07 9.00 
RU HIQ (UN. : : 2.69 11.60 
DHL D AIMENT 3.18 15.00 
see eh es ete AS 5.10 18.08 
Dr ee Re tie 6.60 24.h4 
GEAOPENSCNIS. DUO. 8.12 32.70 
ÉATE PRE A VE AA TA 40.70 
SA BENIN re ATH 18.16 47.65 
ERREUR; 94.60 
Due ingr AT MORTE 65.10 
Les points de repère ont été fixés sur les tubes ma- 
nométriques au moyen de la gravure sur verre à l’alu- 
minium (procédé Ch. Margot). 
Les deux manomètres étant soumis simultanément à 
la même pression, nous avons pu, en comparant les ni- 
veaux du mercure dans leurs parties communes de 9 à 
18 mètres de mercure, vérifier si les pressions mesu- 
rées sur les courbes étaient les mêmes. Cette vérifica- 
tion, après un premier calibrage ayant accusé une 
petite divergence, nous avons procédé à un second 
calibrage, à la suite duquel les deux manomètres ont 
concordé parfaitement. C’est le résultat corrigé par le 
deuxième calibrage que nous avons donné plus haut. 
Pour les quelques lectures de pression que nous 
avons dû faire entre deux repères, nous avons calculé 
la pression par interpolation, en supposant dans lin- 
tervalle le diamètre du tube régulier. 
